ReHexionsinstrumente, Compasse, Wagen, Fernrolire etc. 
64 
den Einschnitten, in welche sie gehangt wurden, ergeben dann das speci- 
hsche Gewicht der Flussigkeit. 1 st dieselbe schwerer als destillirtes Wasser 
so muss man naturlich das Einheitsgewicht hangen lassen und das Ein- 
tauchen des Drahtes bis zur Marke durch Anhangen von ein oder mehreren 
Reitergewichten bewirken. 
Alle Untersuchungen sind auf die Temperatur von 1 5 Grad C. zu 
basiren. 
Der Thermometerkorper lasst sich ubrigens auch zur Bestimmung des 
specifischen Gewichtes von Flussigkeiten in Verbindung mit jeder gleich- 
schenkeligen Wage anwenden. Zu diesem Zwecke wird an dem einenSchenkel 
des Wagebalken eine kleine Schale a. Fig. 45, die genau 10 Gramm wiegt, an- 
gehangt und an dieser der Thermometerkorper T. Als Gegengewicht dtent 
dann eine Schale g von 20 Gramm Gewicht. Auf die Schale a wird ein 
Normal-Funfgramm-Gewicht gesetzt und der Thermometerkorper in destil- 
lirtes Wasser von i 5 °C. gesenkl. Haben die Schalen, der Thermometerkorper 
und das Gewicht zusammengenommen das vorhin angegebene Gewicht, so 
