;o 
Mikroskope. 
dassclbc der praktischen Vervollkoinmnung noch fahig ist. die Bedeutung 
des Verhiiltnisses zwischen dem kleinsten noch zu erkennenden Abstande 
zweier Object-Punkte und der Wellenlange des dieselben beleuchtenden 
Lichtes, vor Allem die Wichtigkeit des Oeffnungs-Winkels und der zur 
Erscheinung gelangenden Interferenzen sind von Herrn Professor Abbe 
in seinem Bericht Liber die wissenschaftlichen Instrumente der Londoner 
internationalen Industrie-Ausstellung von 1876 klar und deutlich auseinander- 
gesetzt worden. Gewiss werden die in diesem vertretenen Grundsatze als 
die einfachen Consequenzen einer mathematisch absolut unanfechtbaren 
Theorie fur alle Zeiten ihre Gultigkeit behalten. Nur ist bei einer 
allgemeinen Prlifung der Mikroskope daran festzuhalten, dass zu praktischen 
Zwecken schwache und mittelstarke Systeme weit hiiuhger benutzt werden. 
als die starken Trocken-Systeme und Immersionen, und unserem verehrten 
Mitgliede der PrLifungs-Commission fur die wissenschaftlichen Instrumente. 
Herrn Professor Fritsch, ist nur unbedingt beizupflichten, wenn er in 
seinem Bericht Liber die Mikroskope der Berliner Gewerbe-Ausstellung*) 
vor der Einseitigkeit in den Leistungen warnt, die nothwendig entstehen 
muss, wenn die Optiker ausschliesslich ihre Mikroskope auf die Losung 
schwieriger Diatomeenformen einrichten. Der dort von ihm ausgesprochenc 
Satz: „Jedes Object ist ein Probe-Object, welches man in seinen Er- 
scheinungen unter dem Mikroskop genau kennt“, ist voll und ganz zu 
unterschreiben. So hat die fur die Untersuchung der wissenschaftlichen 
Instrumente eingesetzte Gommission (dieselbe bestand aus Herrn Geheim- 
rath Virchow als Vorsitzenden, den Herren Professoren Karsten, Fritsch, 
Magnus und dem Verfasser) bei ihrer Prlifung der Mikroskope nicht bios 
ihr Augenmerk auf die starken und starksten Objective gerichtet, sondern 
auch die mittelstarken und schwachen Systeme ihrer Bedeutung nach 
gewLirdigt und besondere Aufmerksamkeit auf die detinirenden Eigenschaften 
der Instrumente neben der penetrirenden gerichtet. 
Was nun die einzelnen Instrumente anbetrifft, so mochte ich gleich an 
dieser Stelle mein Bedauern darliber aussprechen, dass es Herrn Zeiss in 
Jena, der ja unter der Anleitung des Herrn Professor Abbe so Vorziigliches 
namentlich in homogener Immersion geleistet hat, wegen Ueberburdung mit 
Auftragen und Ktirze der Zeit nicht moglich war, die Ausstellung zu be- 
schicken. Ebenso haben wir die Abwesenheit von Seibert und Kraft recht 
vermisst. Dagegen hatten ausgestellt die Herren: Amend, Dr. Hart- 
nack, Himmler, Leitz in Wetzlar, Paul Wachter, W. Techner, 
Schmidt & Haensch, Thade und F. W. Schieck**), deren Instrumente 
wir nun im Einzelnen betrachten wollen: 
*) Bericht iiber die wissenschaftlichen Instrumente der Berliner Gewerbe- 
Ausstellung im Jahre 1879, herausgegeben vom Regierungsrath Dr. Lowe n her z. 
**) Die im Catalog angefuhrte Ausstellung von Fuess wurde nicht eingeliefert. 
