72 
Mikroskope. 
grosse Brennweite zu lobcn. Wenn es Herrn Amend gelingt. in seinen 
Leistungen recht gleichmlissig zu sein, so darf seinen Instrumental un- 
bedingt eine recht giinstige Aufnahme prognosticirt werden. — 
Von Herrn Dr. Hartnack aus Potsdam, truher auch Paris, bei'anden 
sich ebenfalls 4 Mikroskope auf der Ausstellung. 
Das Kleinste war sein Modell No. III. (Fig. 5i). Bci Hufcisen- 
Fuss und festem Objecttisch behndet sich die Mikrometerschraube ober- 
halb der Saule. Der Spiegel ist nach alien Richtungen frei beweglich. 
Die grobe Bewegung des Tubus erfolgt durch Schiebung in federnder 
Htilse, welche mit einer beweglichen Linse zur Beleuchtung opaker Gegen- 
