Mikroskope. 
75 
Die Correctionsschrauben an den Objectiven sind mit Kreistheilungen 
versehen. Eine voile Umdrehung derselben verandert den Linsenabstand 
im Objectiv um o,3 mm. Interessant war mir die mundliehe Mittheilung 
des Herrn Dr. Hartnack, dass derselbe seine Immersions-Systeme nicht 
an Diatomeen, sondern an der Herzschuppe des Flligels von Pieris rapae 
(Riiben- Weissling) pruft. — 
Ueber die optischen Leistungen der Hartnack’schen Instrumente ist 
eben nur zu sagen, dass sie in jeder Beziehung den Weltruf der Firm a 
Fig- 53. 
rechtfertigten. Einen besonders angenehmen Eindruck machte die aul 
sorgfaltigste Correction der chromatischen und spharischen Abweichung 
und genauester Centrirung beruhende Klarheit und Scharfe des Bildes bei 
alien Systemen, und der Umstand, dass die Gegenstande am Rande des 
Gesichtsfeldes ebenso scharf und deutlich erschienen, wie in der Mitte. 
Um die Beobachtung einzelner Objecte in directem blauen Sonnen- oder 
grellem Lampenlichte zu ermoglichen, war dem Instrument folgende 
Vorrichtung beigegeben: 
Ein Stativ trug einen Guttapercharing, in dem cin anderer Ring von 
gleichem Material verschiebbar war. Vergleichen wir das Instrument mit 
einer Trommel, so waren an Stelle der beiden Trommelfelle planparallele 
Glasplatten. In der Trommel befand sich schwefelsaures Kupferoxyd- 
