Mikroskope. 
77 
mechanischen Theils hoten diese in letzterem eine Reihe von Eigenthumlich- 
keiten, die aus Fig. 04 am leichtesten ersichtlich werden. Zunachst war fur 
die Bewegung des Tubus der Parallelogrammfuhrung derVorzug gegeben. 
Es verleiht diese schon fr Liber namentlich von Gundlach angewandte Methode 
der Mikrometerschraube eine ausserordentlich ruhige und gleichmassige 
Bewegung, schliesst aber das Bedenken nicht aus, dass dabei eine wenn- 
gleich geringe Abweichung des Tubus von der optischen Axe noth- 
wendig eintreten musse. Praktisch hat sich mir ein derartiger Misstand 
bei schwachen und mittelstarken Systemen nicht, bei den starksten Trocken- 
systemen und Immersionen nur in dem Falle bemerklich gemacht, dass die 
Schraube nicht auf mittleren Gang eingestellt war. Der Tisch ist mit einer 
Hartgummiplatte bedeckt, was in den Fallen seine Annehmlichkeit hat, 
wo man unter Anwendung von Chemikalien arbeitet. Der Flebel unter 
dem Objekttisch bei a lost einen Bajonett-Anschluss aus, wodurch man 
die Hiilse fur die Blendungen sehr leicht vollstandig entfernen kann. Um 
den Oeflnungswinkel der starken Systeme vollstandig ausnutzen zu konnen, 
befindet sich eine plan-convex-Linse in geeigneter Fassung unter dem 
Objekttisch, so dass dieselbe durch ein fllissiges Medium mit der unteren 
Flache des Objekttragers verbunden werden kann. Es ist so moglich, 
die Objekte mit sehr schiefem Lichte zu beleuchten. Die mir zur Priifung 
vorgelegte Immersion mit Gorrection No. 12 (Brennweite V20" = 1,28 Mm. 
OW = 175°) loste bei Anwendung dieser Beleuchtung Surirelle gemma 
ohne Schwierigkeit. Auch die Trockensysteme 7 und 8 entsprachen alien 
Anforderungen. Ganz entbehrlich diirfte die Vorrichtung am Objectiv 
Nr. 5 (OW = 5 o") sein. Dasselbe lasst sich in 2 Theile zerlegen und je 
nachdem man die Randstrahlen zur Wirkung gelangen lassen will oder 
nicht mit einem cylinderformigen Diaphragma zwischen beiden Linsen 
versehen. Es ist diese Vorrichtung um so weniger zum praktischen Ge- 
brauche zu empfehlen, als beim Auseinanderschrauben der Linsen die 
Centrirung des Systems leicht leidet, und ausserdem sich wohl Niemand 
mit einem System von nur 5 o n Oeflnungswinkel begnligen wird, zur Unter- 
suchung feiner Details also immer noch stiirkere Systeme zur VerfQgung 
stehen werden. Die unveranderliche Lange des Tubus bei den kleinen 
und mittleren Instrumenten, bei denen nur die fur diese bestimmte Tubus- 
liinge gefertigten Objective zur Verwendung kommen, mochte ich als einen 
Vorzug bezeichnen. — 
Herr Leitz aus Wetzlar hatte ein grosses Mikroskop ausgestellt (Fig. 
55 ), dessen mechanischer Theil bis auf geringe Einzelheiten mit dem 
Hartnack’schen Stativ VII. ubereinstimmt. Der optische Theil desselben und 
zwar die Systeme 1 - 9 trocken, 9 und 10 Wasser- und die- Fenchel-Oel- 
Immersion sind fur mich Gegenstand eingehender Untersuchungen ge- 
worden. Ich nehme nicht Anstand zu erklaren, dass die Leistungen dieser 
