Mikroskope. 
73 
Objective unbedingt zu dem Besten gehort, was ich iiberhaupt za sehen 
Gelegenheit hatte. Wenn Herr Leitz von seinen Objectiven behauptet: 
dass die beiden Aberrationen auf das sorgfaltigste corrigirt sind und Scharfe 
und Klarheit des Bildes nichts zu wilnschen librig lassen, so kann ich nur 
sagen, dass bei den mir zur Prlifung vorgelegten Objectiven dies in der 
That der Fall war. Selbst die starksten Systeme arbeiten mit noch ver- 
Fig. 55. 
haltnissmassig grossem Object- Abstande. Ich gebe in Nachfolgendem eine 
Tabelle der Brennweiten und der Oeffnungs-Winkel, doch muss ich mich 
hier wie bei den folgenden Tabellen auf die Angaben der beziiglichen 
Fabrikanten verlassen, da eine selbst ausgefiihrte Messung der Oeftnungs- 
Winkel eine unverhaltnissmassige Zeit beansprucht hatte. Ich will nur 
das eine bemerken, dass jede Angabe, wonach der Oeffnungs-Winkel eines 
Trockensystems den Werth von i3o° tibersteigen soli, mit der aussersten 
Skepsis aufzunehmen ist. 
