Mikroskope. 
79 
Nummer 
Aequivalent- 
Brennweite 
effnungs- 
winkel. 
bei 
V ergrosserung 
160 Mm. Tubuslange flir 25 o mm. 
Sehweite mit Ocular: 
Zoll. 
mm. 
O 
0. 
X. 
n. 
in. 
IV. 
V. 
T r 0 c k 
en-S 
y s t e m e 
1 
2V3 
58,4 
IO° 
20 
3 o 
40 
5 o 
60 
80 
2 
1 Vs 
3 o ,5 
20° 
3 o 
45 
55 
60 
80 
! OO 
3 
V. 
> 2,7 
40 0 
5 o 
70 
90- 
100 
i 3 o 
I 4 5 
4 
V 3 
7,6 
6o° 
70 
too 
120 
180 
200 
24O 
5 
V 4 
6,4 
00 
O 
0 
120 
170 
200 
23 o 
3 oo 
35 o 
6 
7 * 
5 d 
100° 
180 
260 
3 oo 
255 
45 o 
O 
O 
to 
/ 
Vo 
4,2 
O 
0 
O 
O 
CO 
345 
370 
470 
58 o 
0 
0 
8 
Vs 
3,2 
I IO° 
320 
460 
5 io 
600 
800 
1000 
*9 
Vu 
1,8 
] IO° 
5 oo 
700 
800 
JOOO 
1200 
1400 
I m 
m e r s 
ions- 
Systeme 
8 
1/ 
/ 9 
2,8 
C 
O 
00 
320 
460 
5iq 
600 
800 
1000 
*9 
Vl 7 
i,7 
0 
0 
00 
55 o 
800 
900 
1000 
1200 
1 5 oo 
*10 
Vis 
i ,4 
00 
0 
0 
vi 
0 
0 
900 
1400 
1 5 oo 
1600 
1800 
*1 1 
1 / 
/ 20 
1,0 
180 0 
900 
1200 
1 5 oo 
0 
0 
1^ 
2000 
2400 
*12 
v„ 
0,8 
oc 
0 
0 
1000 
1400 
2100 
2400 
2600 
3 ooo 
Die mit * versehenen Nummern sind mit Correction versehen. 
Das Trockensystem 9 lost hei Anwendung schiefer Beleuchtung 
Nitschia sigmoidea. Yon den schwacheren Systemen ist besonders No. 4 
zu loben, das bei 7,6 mm Brennvveite die Querstreifen von Hipparchia Janira 
fern, noch vollstiindig zeigt und sich zu histologischen Arbeiten ganz be- 
sonders eignet. 
Von den Wasser-Immersionen losen 9 und 10 Grammatophora subti- 
lissima und Surirella gemma leicht. Als hochst praktisch muss die Cor- 
rections- Fassung bezeichnet werden, deren Ring mit den den Deckelglas- 
dicken entsprechenden Zahlen 0,10; o, 1 5 ; 0,20 und je 4 Theilstrichen da- 
zwischen versehen ist, so dass eine direkte Einstellung auf das betreffende 
Deckglas, dessen Dicke freilich bekannt sein muss, moglich ist. — Auf die 
sehr interessante Oel-Immersion hier einzugehen, ist aus dent Grunde leider 
