Eckmann- Stockholm. 
39 
die Dose nicht von der Rohre abgleiten. D' zeigt die Dose von oben be- 
trachtet. Innen am Boden derselben behndet sich eine starke Feder F, 
welche die um K drehbare Messingplatte P gegen die Rohre E driickt, so 
lange dieselbe unten aus der Dose hervorragt. An der Platte P ist ein 
starker senkrechter Stift angebracht, welcher durch den bogenlormigen 
Spalt des Dosendeckels geht und zum Drehen der Platte benutzt wird. 
Ragt der untere Theil der Dose soweit hervor, dass die Rohre E nicht 
mehr die Platte P zuriickhalt, so wird letztere durch die Feder F Liber die 
Fig. 3 1. 
Oetlnung der Rohre geschoben und diese geschlossen. Die Dose D wird 
mittelst eincr Drahtschlinge L Liber den Haken H gehlingt. Stosst nun die 
Rohre auf den Grund, so wird die Lothleine lose und der Haken durch 
das Gewicht der Dose abwarts gedrLickt. In Folge dessen fallt die Schlinge 
vom Haken ab und die Dose gleitet von der Rohre hinunter. Wird dann 
der Apparat aus dent Boden gezogen, so gleitet die Dose so weit hinab, 
als es die Nute der Schraube S gestattet und die Rohre E wird geschlossen. 
Nachdent das Loth wieder an Bord ist, wird die Messingrohre M' heraus- 
gezogen und die Kapsel A abgeschraubt. Man erhalt dann die Bodenprobe, 
ohne die Lage der Schichten, aus welchen sie besteht, zu verriicken. Vor 
dem Gebrauch muss die Rohre E gut gefettet werden, damit die Dose 
leicht an ihr hinabgleite. Der ganze Apparat wiegt 36 kg. 
