32 
Instrumente zur Untersuchung des Wassers. 
Golde sind und sich in Achatlagern drehen, von Messing. Ehe man den 
Apparat ins Wasser lasst, wird die an der Rlickseite des Brettes b liber 
dem Zahlerwerk befindliche Klappe gebffnet und die Zeiger der Zifl'ern- 
blatter auf Null eingestellt. Dann wird die Klappe geschlossen und der 
Apparat an der Senkleine e bis zu der Tiefe, in welcher man die Strom- 
geschwindigkeit messen will, hinabgelassen, wahrend man die Leine i 
schlaff und ein weniger hinter der Senkleine halt. Hat der Apparat die 
gewlinschte Tiefe erreicht* so wird die Leine i vor den Block, durch welchen 
die Senkleine geschoren ist, genommen, schnell steif geholt, die Senkleine 
zu gleicher Zeit losgelassen und der Moment dieser Operation mittelst einer 
Secundenuhr notirt. Nach einer bestimmten Zeit, z. B. einer Minute, wird 
die Leine i wieder losgelassen und dann hangt der Apparat wieder an der 
Senkleine. Hierauf wird er heraufgeholt und die Stellung der Zeiger der 
verschiedenen Zifferblatter abgelesen. Aus der Umdrehungszahl des Schalen- 
kreuzes, welche man aus der Stellung der Zeiger ersieht, und der Zeit, 
wahrend dieselben stattfanden, lasst sich dann leicht mit Hiilfe einer, fur 
jeden Apparat vorher zu ermittelnden Constanten die Stromgeschwindigkeit 
berechnen. 
3) Der Wasserschopfer (Fig. 26 ). 
Derselbe ist von Messing und besteht aus einem Hohlcylinder a, welcher 
sich oben conisch verengt, unten aber erweitert, lira, wenn derselbe an der 
Stange c hinabgleitet, durch zwei conisch geschliffene Platten b und b' 
wasserdicht geschlossen zu werden. Diese Platten sind an der Stange c ) 
