30 
Instrumente zur TJntersucliung des Wassers. 
hat. In letzteres ist die mit einem Hahn B versehene Messingrohre R ein- 
gelassen. Stosst die Platte C auf den Grund, so wird sie auiwarts gedruckt 
und offnet durch den mit einem Gelenk versehenen Hebei D den Hahn. 
Zieht man den Apparat wieder in die Hohe. so bewegt sich die Platte C 
vermoge ihres Gewichts wieder abwarts und der Hahn schliesst sich. An 
der Leine, an welcher der Apparat befestigt wird, befindet sich ein Lauf- 
gewicht L, das man, sobald die Platte den Grund erreicht hat, hinabgleiten 
lasst. Durch dieses Gewicht wird die Rohre R in den Grund gestossen 
und Schlamm und andere Bodenbestandtheile dringen in den Apparat, 
nachdem vorher schon, sobald der Hahn sich offnete, Wasser mit etwa 
darin befindlichen kleinen Organismen in denselben gelangt war. Ehe man 
den Apparat hinablasst, muss man durch Saugen an der geoffneten Rohre 
die in demselben behndliche Luft moglichst verdiinnen. 
Von Herrn Thorsten Arwidsson, Commendeur-Capitaine, 
Chef der Koniglich Schwedischen Seekartenbehorde in 
Stockholm. 
i) Strommesser zum Umkehren (Fig. 24). 
Derselbe besteht aus folgenden Theilen: 
Einem messingenen platten Ring B, zwei dergleichen C und D, welche 
mittelst Schrauben am Ringe B befestigt sind (C und D erscheinen in der 
Figur als geradlinig). Finer eisernen Kugel K, in welcher der Ring B 
eingelassen ist. Einer Platte P, die mit dem Ringe B fest verbunden ist. 
Der drehbaren Axe A, an welcher ein Schalenkreuz S (wie das der Anemo- 
meter) befestigt ist. Die Lager der Axe sind oben in der Kugel K und 
unten in der Platte P angebracht. Dem Sperrarm E, welcher sich um g 
dreht. Innerhalb der Platte P befindet sich an der Axe A eine Schraube 
ohne Ende und ein Getriebe, durch welches die Umdrehungen des Schalen- 
kreuzes auf die Zeiger der Ziffernblatter Z und Z' ubertragen werden. 
Beim Gebrauche lasst man den Apparat in der gezeichneten Stellung, 
also an der Leine H hangend in die Tiefe, wahrend die Leine U soviel 
Lose haben muss, dass der Apparat senkrecht bleibt. In dieser Stellung 
nimmt der Sperrarm die Lage E an und verhindert so das Umdrehen des 
Schalenkreuzes. Hat der Apparat die Tiefe erreicht, in welcher man die 
Stromgeschwindigkeit messen will, so holt man die Leine U steif, indent 
man gleichzeitig die Leine H loslasst. Dann dreht sich der Apparat und 1 
da der Sperrarm vermoge seiner Schwere auf die Kugel K, in die Lage E 
fallt, ist das Schalenkreuz nicht rnehr am Umdrehen gehindert. 
Ist die Zeit verflossen, fur welche man die Umdrehungen des Schalen- 1 
kreuzes erhalten will, so holt man die Leine H wieder an, indent man 
