Bamberg- Berlin. 
2 7 
Losen der oberen Mutter ausschrauben und gegen ein beigegebenes Re- 
servehiitchen vertauschen, im Fall das benutzte Htitchen beschadigt ist. 
Auserdem sind noch zwei Reservepinnen der Rose beigeftigt. 
Der zu dem Kompass gehorige Peilapparat, dessert Seitenansicht Fig. 21 
darstellt, besteht aus einem messingenen Ring A, welcher eine Glasscheibe 
B umfasst, die genau centrisch ausgebohrt ist. In dieser Ausbohrung sitzt 
der conische Zapfen C test, uni welchen sich zwei recbtwinkelig zu einander 
gestellte Arme, an denen der Alhidadenkreis D D, Fig. 22, befestigt ist, so 
drehen, dass die ideale Verlangerung ihrer Drehungsaxe durch die Spitze der 
Rosenpinne geht. Der Alhidadenkreis tragt die Diopter, von welchen 
weiter unten die Rede sein wird, und hat go Grad von diesen entfernt 
zwei diametral gegenliberliegende Nonien N und N, welche eine Ablesung 
von einzelnen Minuten gestatten, und liber eine Kreistheilung (den Limbus) 
gleiten, die auf dem Rand R R des Aufsatzringes angebracht ist. Der 
Limbus ist von o° bis 36 o° in der Richtung von Nord liber Ost nach Slid 
u. s. w. beziffert und fallt sein Centrum mit dem der Nonien zusammen. 
Die Visirlinie wird durch die beiden, diametral gegentiberstehenden Diopter 
0 und O' gebildet. Das Oculardiopter O ist fest auf den Alhidadenkreis 
aufgeschraubt und mit einem verticalen Spalt versehen, welcher unten in 
eine runde Oeffnung endet. Vor derselben befindet sich in einer Fassung 
ein rechtwinkeliges Prisma P, durch welches man die Theilung der Rose 
