Mikroskope. 
bei einern Object von id" Crosse und ioofacher Linsen-Vergrosserung 
bei einem gelibten Beobachter schon liber 3 o pCt. betragen.*) 
Eine fernere Yerbesserung des Stativs stellte die axiale Bewegung des 
Tubus dar. Wie aus der Figur ersichtlich, lauft ein dem Tubus angehoriger 
Stift in einem Schlitz, der an einem den Tubus umfassenden Rohr als 
Spirale aufwarts zieht. Dreht man nun bei B diesen Mantel um seine Axe, 
Fig. 61. 
so hebt und senkt sich der Tubus in so sanfter Weise, dass schon hiermit 
allein eine genaue Einstellung des Mikroskops moglich ist. Die unaus- 
bleiblichen Nachtheile der freien Schiebung des Tubus oder der Bewegung 
mittels Zahn und Trieb sind hierdurch in der glucklichsten Weise be- 
seitigt. — 
Auf der Ausstellung war zunachst ein kleineres Instrument mit den 
eben erwahnten Verbesserungen und sodann 2 grossere Instrumente vor- 
handen. Die bei einem derselben angewandte und fur feinere Unter- 
suchungen uberhaupt nicht zu entbehrende Drehung des Objecttisches um 
*) Es waren von Herrn Hansch sehr interessante Versuche angestellt worden, 
indem als Beobachtungs- Object eine Glasplatte, die 1 □" gross in photographischer 
Verkleinerung und unregelm'assiger Anordnung die Zahlen von 1 — 700 enthielt 
diente. 
