Mikroskope. 
87 
Herr Thate stellte 3 Mikroskope aus: ein grosses mit drehbarem 
Objecttisch von 100 mm im Quadrat Grosse, ein mittleres und ein kleines, 
die sich durch besonders schone Arbeit der Stative auszeichneten. Die 
Mikronteterschraube bewegte bei alien Instrumenten den Tubus auf Stahl- 
prisma. Der optische Theil geniigte den gestellten Anforderungen. 
Ich schliesse meinen Bericht mit der Beschreibung der Mikroskope der 
altrenommirten Firma F. W Schieck, welche die Ausstellung mit 6 Instru- 
menten beschickt hatte. Zunachst verdient das sehr zweckmassig ein- 
gerichtete Praparir-Mikroskop Erwahnung. Der Fokal-Abstand variirt hier 
von 5 — 40 mm, die Vergrosserung von 3 — ioofach linear. Die Objective 
konnen entweder fur sich oder in Verbindung mit den concaven Ocular- 
Glasern gebraucht werden. 
Sodann war ein Demonstrations- Mikroskop ausgestellt, von der Art, 
wie dasselbe in Fig. 5 7 abgebildet ist. Seine Vergro'sser ungen gingen 
von 5 o — i 5 o Mai linear und zeichnete sich dasselbe durch besonders schone 
und klare Bilder aus. Von der praktischen Anwendbarkeit dieses Demon- 
strations-Mikroskops konnten sich die Besucher der Ausstellung uberzeugen, 
da in der Bernstein-Abtheilung 6 Praparate des Herrn Geheimrath Pro- 
fessor Dr. Goppert in Breslau auf diese Weise dem Publikum vorgefuhrt 
wurden. 
Den Uebergang zu den Mikroskopen fur wissenschaftliche Unter- 
suchungen bildete das Schul-Mikroskop No. II, das fur viele zoologische 
und botanische Untersuchungen schon vollkommen genligen mochte. Aul 
der Ausstellung wurde dasselbe zur Demonstration der Perlen-Praparate 
mit bestem Erfolge benutzt. Das Stativ ist mit Mikrometerschraube, Hohl- 
und Planspiegel, Blendscheibe und breitem Objecttisch versehen, beigegeben 
sind die Objective 1 — 4 und 8- Die Linear- Vergrosserung geht bis zu 600. 
Es folgten 2 mittlere Stative, die in ihrer Anordnung sich von den Librigen 
Instrumenten der Ausstellung wenig unterschieden. Ich will an dieser 
Stelle noch bemerken, dass auch Schieck fur mittlere Stative der von 
Himmler ebenfalls acceptirten Parallelogramm - Aufhangung des Tubus 
unbedingt das Wort redet, indent es die einzige Vorrichtung ist, bei der 
ein todter Gang der Schraube vermieden wird. Die unabweisbare Ab- 
weichung des Tubus von der optischen Axe erklart auch er bei mittel- 
starken Systemen fur praktisch unschadlich. 
Wir wenden uns nun zur Beschreibung seines grossten Instruments, 
A. Fig. 62. Auf grossem Messing-Hufeisen erheben sich 2 Saulen, welche 
in 2 Lagern die Queraxe des Mikroskops tragen, die eine Drehung um 
90 0 gestattet. Der um seine optische Axe drehbare Tisch ist mitschwarzem 
Glase ausgelegt. Einter ihm behndet sich der in itblicher Form ausgeflihrte 
Schlitten, der mit einem Abbe’schen Beleuchtungs-Apparat in Schieck’scher 
Vereinfachung vertauscht werden kann. Derselbe besteht aus einer plan- 
