— 3 — 
père, le 29 mars 4 847, avait l’ inconvénient d’être placé directement dans leau. La 
lecture en était pénible, et toutes les fois que le lac était agité, il était impossible d’ob- 
server, ou du moins on s’exposait à des erreurs notables. En 4 854, la Société des 
Sciences naturelles, sur la proposition de M. le professeur Desor, décida d’établir un 
nouveau limnimètre; elle chargea M. Ropp de présenter des plans, qui furent approu- 
vés, et la Bourgeoisie de Neuchâtel accorda les fonds nécessaires pour la construction. 
Le nouveau limnimètre fait partie d’une colonne placée au bord du lac sur le quai Sud 
du gymnase. La colonne météorologique est à quatre faces ; elle est bâtie au-dessus 
d’un puits communiquant avec le lac. Le sol est assez perméable pour permettre à 
l’eau d’y avoir un niveau correspondant exactement à celui du lac. 
La hauteur du monument, au-dessus du môle, est de 12,60 pieds suisses. 
Sur la face tournée vers le nord est placé un thermomètre centésimal à alcool. 
Sur la face ouest se trouve un baromètre à large cuvette et à gros tube, enveloppé 
d’un manchon en cuivre jaune, ne laissant à découvert que la partie supérieure, à 
côté de laquelle se trouve l’échelle divisée en millimètres. 
Sur la face tournée à l’Est, est placé l’udomèlre. Cet instrument se compose d'un 
entonnoir en cuivre jaune placé au sommet de la colonne , et par conséquent élevé de 
12,60 pieds suisses au dessus du sol. L’ouverture de cet entonnoir, de forme carrée, 
a 2500 centimètres carrés de surface. Son bec s’emboîte dans un tube qui communi- 
que avec un cylindre en cuivre placé dans l’intérieur de la colonne et recevant l’eau 
tombée dans l’entonnoir. Ce tube a une section dix fois plus petite que la surface de 
l’entonnoir, d’où il résulte que l’eau doit occuper dans le tube une hauteur dix fois 
plus grande que dans l’entonnoir. Par conséquent une quantité d’eau qui, répandue 
sur la surface de l’entonnoir, aurait formé une nappe d’un millimètre de hauteur, oc- 
cupera dans le cylindre une hauteur d’un centimètre. Ces niveaux s’observent au 
moyen d’un tube en verre d’un diamètre minime, placé le long d’une échelle divisée 
en centimètres, sur la face Est de la colonne et communiquant avec le cylindre inté- 
rieur. Dans ces deux tubes communiquants, l’eau se maintient au même niveau. La 
lecture de ces niveaux se fait avec la plus grande facilité. 
L’eau tombée est observée après chaque pluie. Tous les huit jours l’instrument est 
vidé jusqu’au zéro de l’échelle, au moyen d’un robinet qui laisse écouler l’eau dans le 
puits qui se trouve dans la colonne. 
