Organ für Wissenschaft und Liebhaberei. 
Herausgegeben von ü. Hocke. 
Diese Zeitschrift erscheint jeden Monat. Der Abonnementspreis beträgt für das Jahr bei direkter Zusendung durch 
Kreuzband innerhalb Deutschland und Oesterreich Mk. 3, — , nach den anderen Ländern des Weltpostvereins 
Frcs. 4,25 pränumerando. Der Jahrgang läuft vom \. April bis 5f. März. Bestellungen und Zahlungen sind an 
H. Hocke, „Zeitschrift für Oologie“, Berlin, Schiffbauerdamm 23 zu richten. 
Inserate: 
Preis der viergespaltenen Petitzeile oder deren 
Raum 20 Pfennige. Kleinere Insertionsbeträge 
sind der Kürze halber dem Aufträge beizufügen. 
Inhalt: 
Ein neuer Ausblase- Apparat. Einige Mitthei- 
lungen über abnormale Bildungen und Varie- 
täten von Vogeleiern. 
Gebühren 
für ( Beilage, durch welche das normale Ver- 
sandporto nicht überschritten wird, betragen 
(0 Mark. 
No. 2. 
Berlin, den 15. Mai 1894. 4. Jahrgang. 
Ein neuer Eierausblase-Apparat. 
(Vor Nachahmung gesetzlich geschützt!' 
An den im Naturalien- und Instrumenten-Handel 
käuflichen Präparir-Apparaten für Vogeleier empfand 
ich durch längeren Gebrauch folgende Nachtheile und 
Mängel : 
1. Es fehlt ein Sammelgetäss für den aus dem Ei 
entleerten Inhalt. 
2 . Ferner fehlt eine Vorrichtung zum Auflegen der 
das auszublasende Ei haltenden, linken Hand. 
Als Gummi-Garnitur ist bei den jetzt im Ge 
brauche befindlichen Ausblase-Apparaten eine 
sogenannte Birnenspritze mit seitlich angebrach- 
tem Loche verwendet. Obwohl nun diese den 
Vorzug besitzt, bei der Ausblase-Thätigkeit für 
Luft- und Wassergebrauch zu dienen, so kann 
ihr doch der grosse Nachtheil nicht abge- 
sprochen werden, dass der Operator nach er- 
folgtem Aufathmen des Balles den Verschluss 
des seitlichen Saugloches mittelst Finger- 
(Daumen-) Regulirung herstellen muss, eine 
Thätigkeit, die durch jedes Ventil besser, 
schneller und gleichmässiger ausgeführt wird. 
Ausserdem fehlt der Birnenspritze eine Vorrich- 
tung, welche die beim Zusammendrücken plötz- 
lich entweichende Luft in ihrem momentanen 
Entweichen verzögert und mehr in einen gleich- 
massig anhaltenden Luftstrom überführt, so- 
wie auch ein allzu plötzliches Anwachsen des 
Luftdruckes verhindert; kurz es fehlt um 
cs so auszudrücken, ein druckregulatorischer 
Apparat. Ein solcher erweist sich überaus 
nöthig; denn wem wären nicht schon durch den 
momentan allzusehr anschwellenden Luftdruck 
einer solchen Birnenspritze kleinere Eier und 
namentlich dann, wenn das Löchlein ein wenig 
zu eng gebohrt war, selbst bei Anwendung 
ziemlicher Vorsicht unter plötzlichem lauten 
Knall in der Mitte auseinander geplatzt! 
Schliesslich wirkt der längere Gebrauch einer 
solchen Birnenspritze ziemlich ermüdend und 
anstrengend auf die Hand- und Finger - Mus- 
kulatur, ja Schmerzempfindung kann sich sogar 
einstellen, wenn ihr Gebrauch allzulange aus- 
gedehnt werden musste, man grössere Vogeleier 
in übergrosser Zahl (hundertweise und mehr) 
innerhalb kurzer Zeit zu präpariren hatte. 
4 . Das in das Ei einzuführende Kapillar-Glasrohr 
ist, da es meist gleich in das Mundloch der 
Birnenspritze eingesteckt oder nur durch ein 
kurzes Stück Gummischlauch mit ihr verbunden 
ist, bei jedesmaligem Aufathmen des Balles viel- 
fachen Bewegungen und Schwankungen ausge- 
setzt, wodurch es sehr leicht und nur allzu oft 
geschieht, dass aus der Peripherie des scharf- 
randig gebohrten Loches Schalen- Partikeln 
herausgerissen werden. 
5 . Ist es beim Präpariren der Vogeleier von un- 
schätzbarem Werthe und erleichtert die ganze 
Procedur sehr, wenn man Wasser und Luft 
stets und zu beliebigem Wechsel zu Gebote 
hat und durch ein und dasselbe Kapillar-Glasrohr 
dem zu präparirenden Objekte zuführen kann; 
man erspart sich dann manchen, sonst nüthigen 
Handgriff und viele Zeit obendrein. 
Bei den von mir konstruirten Universal-Eierausblase- 
Apparate, wie ich ihn nannte, denke ich alle diese L~n- 
bequemlichkeiten und Übelstände beseitigt zu haben 
und ich lasse hier eine kurze Beschreibung desselben 
folgen: 
Als Sammelgefäss für den aus dem Eie entleerten 
Inhalt verwende ich einen gerade und dünnwandigen, 
cylindrisch geformten emaillirten Blechtopf von ca. 18 cm. 
Durchmesser mit einem oben ebenen und rechtwinklig 
abstehenden Henkel. — Da auf dieses Fundament der 
ganze , übrige Apparat konstruirt ist, hat man, wenn 
vor jedesmaligem Gebrauche schon der Reinlichkeit 
halber der Topf in gewisser Höhe mit Wasser angefüllt 
wurde, die grosse Annehmlichkeit, das Ausblasen vor- 
