112 
Sitzungsberichte: Biologische Sektion. 
Nachdem erneut die Aufmerksamkeit auf diese eigenartigen Organismen der 
Tiefsee gerichtet ist, steht zu hoffen, daß eine sich darbietende Gelegenheit benutzt 
werden wird, um Xenophyophoren lebend zu untersuchen. Ueber ihre Fortpflanzung 
näheres zu erfahren, dürfte sehr viel schwieriger sein. 
Dank dem Entgegenkommen des Direktors des Berliner zoologischen Instituts, 
Herrn F. E. Schulze, dem auch an dieser Stelle Dank ausgesprochen wird, konnten 
vier in Alkohol konservierte Vertreter der beiden Familien der Xenophyophoren 
demonstriert werden. Außerdem wurde die in Betracht kommende Literatur vorgelegt. 
2. Herr Dr. E. Laqueur demonstriert einen 
Apparat zur Blutdruckmessung am Menschen. 
Die Vorrichtung besteht aus einer Gummimanschette, die aufpumpbar ist, und 
aus einem Metallbüchsenmanometer. Die Manschette wird an den Oberarm einer 
Versuchsperson gelegt; ihre Höhlung mit dem Manometer und mit einer Druckpumpe 
verbunden. Durch diese wird die Manschette aufgeblasen, indem zugleich der Druck 
am Manometer und der Radialispuls beobachtet wird. Aus dem Verhalten des 
Radialispulses wird die Druckbestimmung ausgeführt. Nähere Angaben findet man in 
der Beschreibung des Apparates, die der Konstrukteur des e elben, v. Recklinghausen, 
im Archiv für experimentelle Pathologie und Pharmakologie 1906 gibt. 
Im Anschuß hieran berichtet Herr Prof. Dr. Weiß 
Über Blutdruckmessungen an Mäusen. 
Da es unmöglich ist, in die Arterien von sehr kleinen Tieren Kanülen einzu- 
führen, hat er direkt das Herzinnere durch eine feine Kanüle mit einem Manometer 
in Verbindung gesetzt. Der Herzdruck betrug 54 mm Quecksilber und stieg, wenn 
das Tier preßte, bis auf 64 mm. 
Herr Weiß demonstriert 
Ein neues Filtrationsmanometer. 
Der Apparat ist dazu bestimmt, in das Auge Flüssigkeit unter konstantem 
Druck zu injizieren. Er besteht im wesentlichen aus einer MAKiOTTEschen Flasche, 
die zur Erzeugung eines konstanten hydrostatischen Druckes dient, einer Kapillarröhre, 
durch die die Flüssigkeit strömt, und einer Kanüle, die zum Einstechen ins Auge be- 
stimmt ist. Neu ist an dem Apparat nur die Druckregulierung durch die MABiOTTEsche 
Flasche. Die Idee, die Flüssigkeit durch eine Kapillare strömen zu lassen und eine 
Luftblase in der Röhre sich bewegen zu lassen, stammt von Vritley Smith. Die 
Form der Kanüle ist von Leher angegeben worden. Mit dem Apparat läßt sich die 
Injektion ins Auge stundenlang so ausführen, daß der Druck um eine Gleichgewichts- 
lage Schwankungen von höchstens 0,5 mm ausführt. 
