98 J- Sedlaczek. Beschreibung eines neuen einfachen Hand-Mikroskopes mit Flüssigkeitslinse. 
gar bald auf den Gedanken, selbe mit farblosen Flüssigkeiten zu füllen und zu 
optischen Zwecken zu verwenden. Eine Reihe dabin zielender Versuche fiel 
auch so günstig aus, dass ich mich um so mehr angeregt fühlte, die Sache weiter 
zu verfolgen, als die Zahl der zu untersuchenden Flüssigkeiten in Bezug auf 
Brechung und Farbenzerstreuung vielleicht ohne Gränzen ist, und schon die von 
Br e ws t er untersuchten Flüssigkeiten eine grosse Mannigfaltigkeit in der Aus- 
wahl derselben darbieten , wie solches aus den Tabellen für Brechungs- und 
Farbenzerstreuungs-Verhältnisse zu ersehen ist. Denn eine Kugel mit einer stark 
brechenden Flüssigkeit gefüllt von. nur geringem Farbenzerstreuungs-Vermögen, 
dürfte annähernd alle Vorzüge einer achromatischen Linse, hinsichtlich der 
chromatischen und sphärischen Abweichung, ähnlich der aus Edelsteinen ge- 
schliffenen, in sich vereinigen, mit dem sehr zu beachtenden Unterschiede jedoch, 
dass dieselben durch genaue Platinformen sehr billig und gut erzeugt werden 
können, wie ich selbe auch bereits in vielen Exemplaren ausgeführt habe, und 
wovon eines derselben mit öOmaliger Vergrösserung, sammt Fassung in Metall, 
Mikrometerschraube und Etui nur auf 1 fl. 30 kr. CM. zu stehen kommt und deren 
Construction in Folgendem ersichtlich ist. 
Dasselbe besteht nämlich aus einer oben und 
unten verschlossenen Metallhülse A B in welcher eine 
in genaue sphärische Platinformen geblasene und mit 
Flüssigkeit gefüllte Glaskugel C, mittelst Kork der- 
gestalt befestiget ist, dass die Mittelpuncte der beiden 
Oeffnungen d e mit dem der Kugel in eine Gerade 
fallen, wodurch dieselbe centrirt ist. Wegen Abhaltung 
von störendem Licht ist die Ocularöffnung d bedeutend 
kleiner, als die Objectivöffnung e\ und zwar in einem 
Verhältnisse, welches den von g kommenden Strahlen 
angemessen ist, da dieselben in Folge des grossen 
Abstandes der beiden brechenden Flächen, in der dem 
Auge zugewendeten Fläche, nahe an der Axe ihre 
zweite Brechung erleiden, was auch bezüglich der 
Schärfe und Reinheit der Bilder von sehr günstiger 
Wirkung ist. Die in einen li/ 3 bis 2 Zoll langen Stiel 
verlaufende Kugel, ist nur bis zu zwei Drittel des- 
selben mit Flüssigkeit gefüllt und gestattet dieser 
ihre thermometrischen Wirkungen, unbeschadet der 
mikroskopischen Eigenschaft. Um nun ein Object 
bequem betrachten zu können, ist die auf der Metall- 
hülse A B nach jeder Richtung verschiebbare Leiste 
F so eingerichtet, dass man mit Hülfe der durch eine 
(am oberen Ende in eine Spitze g verlaufende) Stahl- 
feder gehenden Mikrometerschraube h, das in g auf- 
gesteckte Object genau und bequem einzustellen im 
