23 
lámina elástica que se tiende fijándola con el gancho ( K ) 
y que al ser librada abre sucesivamente las llaves ( L ) y 
( L')\ (a) y (a) dos conductores que unen la llave del reótomo 
con el conmutador; ( C ) el que a su vez permite enviar 
alternativamente la corriente o al galvanómetro (G) o a 
los electrodos ( E ); (/•) es una resistencia de 50.000 a 220.000 
Ohms constituida por un lápiz de grafito sin self ni ca- 
pacidad y que se coloca en serie en el circuito de los 
electrodos con el objeto de hacer despreciable la resisten- 
cia del tejido. Esta resistencia no se colocaba cuando se 
bacía la excitación directa del músculo para no tener 
que elevar demasiado el voltaje de la fuente. 
La importancia del reótomo reside especialmente en la 
disposición de sus dos llaves, cuyo rol no es otro que el 
de los dos hilos de plomo (ab) y ( cd ) del dispositivo de 
Weiss descripto en páginas anteriores, es decir ellas per- 
miten el rápido cierre y apertura del circuito sobre el cual 
están intercaladas. 
Cuando las llaves ( L ) y ( L ') están en su posición de cie- 
rre, la corriente sólo atravieza el corto circuito compren- 
dido entre el reductor de potencial (P) y la llave (L); al ser 
librado el elástico ( S ) abre primero la llave (P) y entonces 
la corriente pasando por (a) y (a) [(L') está aún cerrada)] 
alcanza al órgano que se desea excitar o al galvanómetro 
según la posición del conmutador ( C ). Pero como el elás- 
tico en su movimiento abre también ( L')\ interrumpe en ese 
instante la corriente que había establecido al abrir (L). 
Se comprende fácilmente que el tiempo que transcurre en- 
tre las aperturas de las llaves será tanto mayor cuanto 
más alejadas se encuentren y que la duración de la co- 
rriente que pasa por ( E ), es igual a la que media entre la 
apertura de estas llaves. 
Calibración del reótomo . — La calibración del aparato es 
necesaria desde que es indispensable conocer los tiempos 
correspondientes a las distintas posiciones de la llave (Z/) 
que es móvil, con relación a (L) que es fija. 
El reótomo, por nosotros utilizado, había sido calibrado 
en 1915 por los doctores Gans y Simons en la Escuela 
