— 25 - 
Superior de Ciencias Físicas de La Plata, por medio 
de un oscilógrafo obteniéndose los siguientes valores: 
Distancia de las llaves 
180 ° 
120 " 
60 ° 
30 ' 
10 ° 
Intervalos en segundos 
0 , 0362 ? 
0,02085 
0,00965 
0,00456 
0,00146 
Antes de comenzar nuestras investigaciones en Sep- 
tiembre de 1917, el aparato fué de nuevo calibrado en el 
mismo Instituto por el doctor Héctor Isnardi, atención 
■que obliga nuestro agradecimiento, siguiendo el método 
del galvanómetro balístico descripto por Lapicque en 1905 
que se funda en lo siguiente : se sabe que la elongación 
de un galvanómetro balístico es proporcional dentro de 
ciertos límites a la cantidad (Q) de electricidad que se 
descarga sobre él. La intensidad (/) de la corriente con 
la cual se hace la descarga es fácil conocerla haciendo 
directamente la lectura sobre un amperímetro, o bien, te- 
niendo en cuenta el voltaje de la fuente y la resistencia 
total del circuito sobre el cual se opera. Dividiendo en- 
tonces la cantidad de electricidad leída en el galvanóme- 
tro por la intensidad con la cual se trabaja, lógicamente 
se obtendrá el tiempo (t) que ha durado la corriente que 
Q 
se considera; desde que si Q = It se tendrá que t= — 
La constante del galvanómetro conocida y controlada 
antes y después de la calibración del aparato por una in- 
ducción mutua se mostró invariable. 
El coeficiente de la inducción mutua fué a su vez con- 
trolado, con una inducción tipo en la cual se conocían los 
elementos constituyentes, en forma tal que se podía cal- 
cular su inducción por la fórmula 4~ nN AS\ donde (n) es 
el número de espiras del primario por centímetro; (N) el 
número total de vueltas del secundario; (A) el área de la 
sección transversal del primario y (S) la corriente que atra- 
viesa el primario expresadas en unidades eléctro-magnéticas. 
