— 42 — 
Se ve por esta esquema que la descarga de los conden- 
sadores se hace al través de las resistencias ( b ) y (c) de 
7.000 y 3.000 Ohms, puestas en serie y de una manera 
indirecta sobre el circuito de los electrodos. 
Figura 13. 
Sobre la resistencia (c) de 3.000 Ohms se hace en efecto 
una derivación que va a los electrodos (e) y (e) teniendo 
este circuito en serie una nueva resistencia (d) de 10.000 
Ohms. Se ve así que la resistencia total del circuito de- 
rivado que contiene los electrodos y el tejido a estudiarse 
tendrá siempre mayor resistencia que el circuito a,h,c,a 
que hemos visto es de 10.000 Ohms (7.000 -j- 3.000) puesto 
que el circuito de los electrodos contiene una resistencia 
de 10.000 Ohms más la resistencia de los electrodos y 
del nervio o músculo que se estudia. 
De esta manera la resistencia tota! del circuito de uti- 
lización permanece prácticamente constante siendo un poco 
menor que la del circuito a,h,c,u lo cual puede demos- 
trarse fácilmente teniendo en cuenta la resistencia del cir- 
cuito e,ed' y haciendo la suma de las conductibilidades 
de ambos circuitos. 
La ventaja del shunt de Lapicque reside justamente en 
que se puede en la práctica considerar como constante la 
resistencia del circuito a,b,c,a' aunque la resistencia del 
tejido colocado en (e) (e) varíe dentro de límites bastante 
amplios. 
En esta forma se evita tener que determinar en cada 
caso la resistencia del nervio o músculo colocado en (e) 
