— 48 — 
Con el fin de facilitar la aplicación de la reacción de la 
catalasa dándole toda sn precisión, hemos imaginado el 
dispositivo representado por la fig. 4, basado sobre el mismo 
principio que los aparatos de Koestler y Burri y Staub. En 
este último el cilindro de agar desplazándose verticalmente 
exige, para ser levantado, una cierta presión de gas, propor- 
cional al peso del cilindro de agar. Dando una disposición 
horizontal al tubo donde desliza éste, evitamos la compre- 
sión del gas y la operación resulta más precisa. 
El aparato se compone de un reservorio i? destinado á 
contener la leche y el agua oxigenada, presentando en su ex- 
tremidad superior, dos aberturas: una de ellas A, amplia y 
pudiendo ser cerrada herméticamente y la otra B estrecha y 
haciendo comunicar dicho reservorio con el tubo T. Este 
es graduado en centímetros cúbicos y horizontal; debe ser 
exactamente calibrado y recibir para la reacción un cilindro 
de agar. El empleo de este aparato es de los más fáciles. Se 
empieza por colocar en el tubo T un tapón de agar que se lo 
lleva al nivel de 0 de la graduación y donde es detenido 
por la extrangulación brusca del tubo; se introduce enseguida 
en el reservorio 2 c. c. de agua oxigenada al 1 % y 5 c. c. de 
leche por la abertura A, que se cierra rápida y hermética- 
mente. El gas que se produce, llega al tubo graduado y des- 
plaza el tapón de agar más ó menos según la cantidad de 
catalasa contenida en la leche. 
Los cilindros de agar se confeccionan con una solución 
de agar al 3 %, ésta (caliente) se vierte en el tubo graduado 
ó en otro tubo poseyendo exactamente el mismo calibre; des- 
pués de enfriada se retira el cilindro y se lo corta en frag- 
mentos de 1 á 2 centímetros de largo. Estos tapones se adap- 
tan exactamente y deslizan fácilmente en el tubo, sobretodo 
cuando se los ha humecido con una solución diluida de 
potasa. 
Se conservan muy bien en agua debidamente alcalina y 
adicionada de algunas gotas de formol; pueden servir para 
varias reacciones. 
