— 74 — 
circuito era cerrado y abierto sucesivamente por medio 
del aparato y midiendo directamente el oxilograma. Haciendo 
esta determinación para diferentes distancias de las dos 
llaves, se obtuvieron algunos puntos que permitieron 
fácilmente conocer el carácter de la curva relativa. El 
oxcilógrafo, usado para esta calibración, pertenece al insti- 
tuto de física de la Universidad Nacional de La Plata y 
la calibración fué efectuada con la ayuda de los doctores 
Gans y Simons, que me complazco agradecer. 
Resultó que el máximo intervalo de tiempo permitido 
por el aparato es de 0,03627 segundos, cuando las dos 
llaves distan entre ellas de 180° y que la curva de cali- 
bración del aparato es un sinusoidal. 
Hé aquí algunos valores del intervalo para diferentes 
distancias de las llaves, y la curva, fig. 20, que permite 
determinar cualquier Valor intermedio. 
Distancia de las llaves 
180 ° 
120 o 
60 ° 
30 ° 
10 ° 
2 o 
1,°5 
I o 
Intervalo en segundos 
0,03627 
0,02085 
0,00965 
0,00456 
0,00146 
0,00020 
0.00015 
0,00009 
