— 88 - 
vador pueden ser: o el funcionamiento mecánico del cora- 
zón, o las modificaciones que sufre el líquido circulando 
en el órgano, o los gases producidos y consumidos, u otros. 
El aparato usado es el de Aducco, es decir, el mis- 
mo modelo ya utilizado en trabajos anteriores por uno de 
nosotros. 
Consta dicho aparato de un recipiente de agua, n.° 1 
(véase fig. 1), mantenida a temperatura constante por medio 
del termo-regulador n.° 6, en el cual están tres largos 
serpentines de estaño puro, que desembocan en un robi- 
nete especial a cuatro vías. La cuarta vía del robinete, se 
conecta con la cánula destinada a la alimentación del 
órgano. Esta cánula se halla en la cámara a doble pared 
n.° 2, inmediatamente debajo de la precedente, la cual tiene 
el objeto de conservar, al rededor del órgano, una tempera- 
tura constante, que está asegurada por una micro-lámpara 
y por el termo-regulador n.° 7 y controlada por medio del 
termómetro n.° 8. 
El líquido alimenticio, contenido en los frascos n.° 4, 
llega a los serpentines después de haber pasado por los 
tubos n.° 5. Estos tienen un doble objeto, es decir el de con- 
servar un nivel constante, gracias a un tubo de descarga 
y el de permitir la saturación del líquido, antes de su 
llegada al serpentín, con oxígeno que proviene del reci- 
piente n.° 5. Excusamos decir que gracias al robinete a cua- 
tro vías, el corazón puede ser alimentado con el líquido 
de cada uno de los tres frascos n.° 4, siendo el cambio de 
líquido efectuado simple y rápidamente con la abertura 
de la vía correspondiente (1). 
(1) Para más detalles sobre el método, véase entre otros: Q. Brandini— L’ 
azione dell’alcool etílico sul cuore isolato dei mammiferi (Lo Sperimentale 1907 
LXI, pág. 843-895) y M. Camis — Sul consumo di idrati di carbonio nel cuore 
isolato funzionante (Zitschr. f. allg. Physiol. 1908 VIII, 371-404). 
