[ 10 ] 
Sitzung der biologischen Sektion am 29. Mai 1902. 
Im physiologischen Institut. 
Herr Dr. Th. Cohn: „Methodik der Gefrierpunkt-Bestimmung des Blutes“. 
Zur Bestimmung des osmotischen Druckes in Körperflüssigkeiten, z. B. im Blute, eignet sich 
für klinische Zwecke am meisten die Kryoskopie. Der Gefrierpunkt und der osmotische Druck einer 
Lösung sind proportional der Anzahl der gelösten Moleküle, der Gefrierpunkt ist also auch ein direktes 
Mass für die molekulare Concentration einer Lösung. 
Während die Physicochemiker kryoskopieren, um das Molekulargewicht verschiedenartiger Körper 
in verschiedenen Lösungsmitteln und in grossen Lösungsmengen zu bestimmen, wünscht der Kliniker mit 
Hilfe der Kryoskopie möglichst rasch zu erfahren, welches die sogenannte molekulare Concentration 
bestimmter, wässeriger Flüssigkeiten, Blut, Lymphe, Harn u. a., die in verhältnismässig engen Grenzen 
schwankt, ist, wobei erschwerend hinzutritt, dass diese Körperflüssigkeiten häufig nur in Mengen von 
wenigen Cubikcentimetern zu Gebote stehen. 
Die meisten der bisher erschienenen medizinischen Arbeiten über Gefrierpunkte beachten nicht 
die grundlegenden physikalisch-chemischen Forschungen von Abegg, Nernst, Kaoult u. a. 
Der Vortragende ist seit zwei Jahren im Laboratorium der hiesigen medizinischen Universitäts- 
klinik des Herrn Prof. Lichtheini damit beschäftigt, unter Berücksichtigung der präzisionskryoskopischen 
Vorschriften eine hinsichtlich der Genauigkeit und des Zeitaufwandes brauchbare, klinische Methode heraus- 
zuarbeiten. Den veränderten Versuchsbedingungen der Klinik gemäss hat er auch den Beckmannschen 
Apparat abgeändert. 
Das im oberen Teile cylindrische Gefriergefäss läuft nach unten kegelförmig zu und wird mit 
4,5 ccm Flüssigkeit gefüllt. 
Es wird durch einen Kautschukpfropfen verschlossen, welcher drei Oeffnungen für das Gefrier- 
thermometer, den Rührer und das Einfüll -Trichter chen trägt. Das Thermometer, in 1 / 100 Grade geteilt, 
reicht von — ]— 1 bis — 4,0° C und wird von Zeit zu Zeit von der P. T. R. geprüft. Der Rührer aus Nickel- 
draht hat entsprechend der Form des Gefriergefässes im unteren Drittes einen Knick. Der Trichter ist 
mit einem Kork verschlossen. 
Das Gefriergefäss steckt in einem Luftmantel, durch dornförmige Einstülpungen desselben in der 
Mitte fixiert. 
Luftmantel samt Gefriergefäss sind in einem Bleideckel befestigt, der ausserdem noch an zwei 
gegenüberliegenden Stellen des Randes Oeffnungen für den Rührer der Kältemischung und zum Nachfüllen 
besitzt. Er bedeckt diejenige Kältemischung aus reinem Eis, gesättigter Na Cl-Lösung und Wasser, in 
■welcher die Einstellung des Gefrierpunktes beobachtet wird, das Beobachtungsbad. Zum Constanthalten 
der Temperatur dient eine Einrichtung, wie sie Vortragender bereits an andern Orten beschrieben hat 
(siehe Festschrift für Jaffe). Die beiden Rührer sind an einer Excenterscheibe befestigt, der Lösungsrührer 
abnehmbar. Treibriemen verbinden diese mit einem Heinricischen Heissluftmotor, dessen Gang durch 
einen Nernstschen Gasregulator geregelt wird. 
Vor jeder Blutbestimmung wird auch der jedesmalige Eispunkt der Versuchsanordnung bestimmt. 
Das Wasser für diesen Zweck wird aus destilliertem durch zweimaliges Gefrieren- und Auftauenlassen 
gewonnen und vorrätig gehalten. Zur Gefrierpunktsbestimmung sind zwei Kältemischungen nötig, eine, 
in der die Eisausscheidung hervorgerufen wird, eine andere zur Beobachtung der Gefrierpunktseinstellung, 
das oben erwähnte Beobachtungsbad. Für dieses letztere muss vor der Benutzung die Convergenz- 
temperatur bestimmt sein, d. i., nach Abegg und Nernst, diejenige Temperatur in einer beliebigen Lösuug 
im Gefriergefäss bei konstant gehaltenem Kältebade, welcher die Lösung zustrebt, wenn sie uugefroren 
bleibt, (cf. meine oben cit. Arbeit.) 
Bei der Ausführung einer Bestimmung wird das sorgfältigst gereinigte Gefriergefäss mit reinem 
H 2 0, etwa 4 bis 4,5 ccm, gefüllt, so dass das Flüssigkeitsniveau eben die Hg-Bassinspitze des Thermometers 
überragt. Es ist bereits mit Thermometer und Rührer armiert, so dass das Thermometer in der Mitte 
steht mit seinem unteren kugeligen Ende vom Boden des Gefriergefässes etwas weiter entfernt als von den 
Seitenwänden. Der Rührer darf weder am Hg-Bassin noch an der Gefässwand reiben. In dem Eis- 
gewinnungsbade von — 5° bis 6°C befindet sich ein schmales, dem Luftmantel ähnliches Gefäss. In dieses 
wird das armierte Gefriergefäss hineingestellt. Man rührt nun, bis die Hg-Säule etwa 0,d bis 0,4° unter 
dem zu erwartenden Eispunkte angelangt ist. Inzwischen ist aber der Impfstift in Bereitschaft gesetzt 
