[ 11 ] 
worden : Ein dünner, biegsamer Nickeldraht, um dessen unteres Ende Seide herumgewickelt ist, und der 
dann durch Auskochen gereinigt worden ist, befindet sich in einem Eeagensglase, welches einen Tropfen 
reinsten H 2 0 enthält; dieses steht wieder im Eisgewinnungsbade, wo die am Impfstifte haftende Wasser- 
spur gefriert. 
Im bezeichneten Momente wird der Impfstift durch den Einfülltrichter des Gefriergefässes hin- 
durch mit der Wasseroberfläche in Berührung gebracht, das Gefriergefäss wird aus dem schützenden Glas- 
gefäss herausgehoben in den Luftmantel des Beobachtungsbades eingesetzt, der Rührer vermittelst eines 
zweigliedrigen Nickeldrahtes an der Excenterscheibe angehakt. Der Rührer darf sich nur so weit heben, 
dass er mit seiner Oberfläche eben das Wasserniveau berührt und es genügt eine Hubzahl von 30 bis 40 
in der Minute. Die Rührgeschwindigkeit muss während aller Bestimmungen gleich gehalten werden. 
Die Temperatur des Beobachtungsbades muss gleich sein der C'onvengenztemperatur der Versuchs- 
anordnung plus der Temperatur des schon vorher ungefähr bestimmten Gefrierpunktes der zu unter- 
suchenden Lösung. 
Alsbald nach der Impfung bemerkt man, wie das Hg in die Höhe steigt. Neben dem Beob- 
achtungsbade hängt eine Taschenuhr. Man liess nun alle ein bis zwei Minuten nach jedesmaligem Be- 
klopfen des Thermometers die Temperatur ab und notiert Zeit und Grade nebeneinander. Diejenige 
Temperatur, welche 5 Minuten lang konstant blieb, ist die Gefriertemperatur, in diesem Falle also der 
Eispunkt der Versuchsanordnung. 
Ist die Constanz notiert, dann hakt man das Gefriergefäss von der Scheibe ab, hebt es aus dem 
Beobachtungsbade heraus, thaut mit der umschliessenden Hand das gebildete Eis auf und wiederholt die 
ganze Bestimmung noch einmal. 
Genau so verfährt man zweimal bei der Bestimmung des Gefrierpunktes des Blutes. Zur Ge- 
winnung desselben wird eine Kanüle in eine durch Umschnürung des desinfizierten Armes an geschwollene 
Vene eingestochen, man lässt das Blut durch den Einfülltrichter in das Gefriergefäss laufen bis zur obersten 
Spitze des Hg-Bassins, verkorkt hierauf den Trichter und stellt das Gefriergefäss sofort in das Eis- 
gewinnungsbad. Man bestimmt somit den Gefrierpunkt des lackfarbenen venösen Gesamtblutes. Aus der 
Differenz des Eispunktes und des Blutgefrierpunktes erhält man die Gefrierpunktserniedrigung des Blutes, 
den zahlenmässigen Ausdruck für dessen molekulare Concentration. 
Mit Hilfe dieser Methode hat der Vortragende das Blut von Gesunden, bei Nephritiden und 
chirurgischen Nierenleiden untersucht, worüber an anderer Stelle berichtet werden soll. 
Herr Geheimrat Professor Dr. Hermann: „Demonstration neuer Apparate“. 
Plenarsitzung’ am 5. Juni 1902. 
Den Vorsitz führt der Präsident, Herr Geheimrat Hermann. 
Es sprechen: 
Herr Professor Dr. Struve: „Ueber die Eigenbewegungen der Fixsterne“. 
Herr Professor Dr. Braun: „Ueber Brutpflege bei den niederen Wirbeltieren“. 
Sitzung der mathematisch -physikalischen Sektion am 12. Juni 1902. 
In der Universität. 
Herr Professor Dr. E. Müller: „Ueber duale Linienkoordinaten“. 
Herr Professor Dr, Schönflies: „Bemerkungen über elliptische Funktionen“. 
b* 
