HIGROMETRIA 
Señor Presidente de la « Sociedad Científica Argentina ». 
Muy señor mió : Tengo el honor de dirigirme á V. para que se sir- 
va, si lo considera á bien, hacer publicar en los Anales de la Sociedad 
que preside las líneas que van á continuación. 
Trato en ellas, como podrá V. ver, sobre higrometría, y propongo 
un nuevo sistema de graduación, del mas sencillo, sino del mas exa- 
to de los higrómetros, el de Saussure. Las consideraciones que mas 
adelante podrá V. ver han contribuido en gran parte á mi proposición 
que, sea dicho de paso, es algo audáz. 
Cuente Y. con S. S. S. 
E. del V. 
CONSIDERACIONES 
Un higrómetro para que sea perfecto debe responder á las siguien- 
tes condiciones : 
I o Exactitud. 2 o Que no necesite fórmula y que por lo tanto dé in- 
mediatamente el estado higrométrico. 3 o Que pueda convertirse en 
higrometrógrafo para poder, con su auxilio, estudiar con exactitud y 
facilidad la humedad del aire. 4 o Que no sea caro en sí mismo, y que 
no exija gasto considerable una vez instalado. 
Pero higrómetro que responde satisfactoriamente á estas codicio- 
nes no lo hay y voy á demostrarlo : 
Examinaré, para esto, ála ligera, lasérie de higrómetros que tengo 
conocimiento se hayan propuesto ó usado, y pronto concluiré esta- 
bleciendo que: todos los higrómetros hasta ahora conocidos tienen 
defectos mas ó menos graves. 
I o El mas usado en el dia, el psicrómetro de August, tiene el in- 
conveniente de no dar el estado higrométrico ni aun una idea sobre 
la humedad del aire, sino después de aplicada una fórmula demasiado 
complicada para hacerlo varias veces al dia, — la condición de que el 
aparato debe estar resguardado de toda corriente’ aérea es otro incon- 
