HIGROMETRIA 173 
veniente bastante grave, — no se le puede aplicar un sistema grá- 
fico satisfactorio. 
Se pueden sin embargo, multiplicarlas observaciones por medio de 
la electricidad, como lo hizo Wheatstone (v° Daguin. Traite elémen- 
taire de physique, 1858), ó por medio de la fotografía á luz artificial 
(procedimiento semejante al que empleó Salieron en su barometró- 
grafo y termometrógrafo) pero á cada observación, así obtenida, hay 
que aplicar la fórmula que, si es incómoda aplicándola varias veces, 
lo es mas cuando se aplica muchas. 
2 o De los higrómetros de condensación, cuyo tipo es el de Le Roy, 
el mejor es el de M. Alluard (1), que no es sino una modificación del 
de M. Regnault ; tiene, como todos sus semejantes, el defecto de 
exigir una manipulación, consume alcool ó éter lo que le hace caro, 
cuando las observaciones se multiplican, no se le puede aplicar un 
sistema de indicaciones continuas, por lo demás es sencillo y exacto, 
y su fórmula puede decirse que no es tal, pero, sin embargo, no dá 
inmediatamente el estado higrométrico. 
3 o Elhigrómetro acústico del Sr. Lallement (2) exige también, aun- 
que sencilla una manipulación, necesita fórmula y no puede ser con- 
vertido en higrometrógrafo. 
4 o El método manométrico de Subic, dice Lallement, exige apara - 
tos y procedimientos muy complicados. 
5 o El método químico, ne debiera mencionarlo. 
6 o El higrómetro de tensión de Majocchi exige manipulación y está 
espuesto á inexactitudes (v° Daguin, obra citada, § 1162), y si se 
opera como lo indica Regnault la manipulación es mas delicada. 
7 o El higrómetro Saussure no tiene ninguno de estos inconvenien- 
tes y es convertible en higrometrógrafo, para lo que es conveniente 
reemplazar el cabello, generalmente empleado, con una cerda, de 
caballo por ejemplo ; pero, lo he dicho, todos los higrómetros tienen 
inconvenientes mas ó menos graves, y el de Saussure los tiene muy 
pronunciados. 
El mayor de los defectos es el exigir cada higrómetro una gradua- 
ción especial , y cada cierto tiempo una comprobación (esta segunda 
parte casi desaparece si se emplea la cerda), además de esto, las di- 
lataciones del cuerpo higrométrico empleado, con la temperatura, 
hacen que sus indicaciones sean inciertas., hasta que no se sepa el 
coeficiente de dilatación de dicho cuerpo. 
Pretendo haber hallado un medio sencillo para graduar este higró- 
metro y para hallar el coeficiente de dilatación necesario en las ob- 
servaciones exactas. 
(1) Année scientifique (^1877), page 103, L. Figuier. 
(2) Anales de la S. C. A. tom. IV, p. 252, Aforismos sobre higrometría. 
