174 ANALES DE LA SOCIEDAD CIENTÍFICA ARGENTINA 
Hallando el coeficiente de dilatación de la cerda, puede construirse, 
un higrómetro que dé, con exactitud é inmediatamente, el estado 
higrométrico, y complicando el instrumento, que lo dé, para cada 
instante en el dia. Para obtener este resultado bastaria destruir las 
dilataciones de la cerda, por medio de una ó mas varillas metálicas, 
cuyas dilaciones fueran iguales y opuestas á las de la cerda (proce- 
dimiento semejante al del péndulo compensador de parrilla. 
Conocidos son los sistemas de graduación de este higrómetro pro- 
puestos por los Sres. físicos Dulong, Gay Lussac, Melloni y Regnault; 
pero los procedimientos que ellos empleaban eran algo penosos, lo 
que me alienta para proponer el siguiente: 
APARATO PARA GRADUAR EL HIGRÓMETRO 
DE SAUSSURE 
Se compone este aparato de un vaso de vidrio A A A' A' en cuyo 
interior, se encierra el higrómetro á graduar y un termómetro muy 
sensible T,T,T. 
El borde del vaso es metálico y tiene una rosca, de manera que se 
le puede adaptar una tapadera, también metálica, que lleva en su 
parte inferior un higrómetro de condensación. Este higrómetro de 
condensación está hecho de manera que el rocío se forme en una cara 
plana, como en el de M. Alluard. Para facilitar mas la operación de 
la aparición y desaparición del rocio, hay una hoja metálica B seme- 
jante al plano en que se forma el rocío, cuyo oficio es, simplemente, 
contrastar con el depósito, que pierde su brillo. Las paredes del hi- 
grómetro son de latón dorado y muy delgadas. La tapa tiene, ademas, 
en su parte superior, un grifo p, cuyo uso veremos al fin. 
Para que el cierre de la tapa sea hermético hay dos anillos de cue- 
ro a, a y que no está demás humedecer en aceite. 
MODO DE OPERAR 
El vaso debe estar perfectamente seco; no obstante conviene, como 
veremos mas adelante, que el aire, al menos en su interior, sea muy 
húmedo. 
Se coloca el higrómetro á graduar y el termómetro T,T, cuyo ofi- 
cio es dar la temperatura del aire interior; luego colócase la tapa me- 
tálica cuidando dejar cerrado el grifo c. 
Prepárase si no se ha hecho de antemano, el higrómetro de conden- 
sación fijado en la tapadera. Hácese funcionar este higrómetro, y se 
observa la temperatura de saturación del aire. 
Supongamos que esta temperatura sea 6. Llamemos F la tensión 
máxima del vapor del agua á 0 grados. 
