HIGROMETRIA 175 
Déjase reposar el aparato y vése que la temperatura del aire inte- 
rior es t y que el higrómetro marca a. 
Si llamamos f la tensión del vapor á t grados, el estado higrométrico 
que corresponde á este aire, ala temperatura t , según el principio de 
Le Roy, es F \ f. Se tendrá pues, el estado higrométrico que corres- 
ponde al punto a de la escala del higrómetro. 
Colócase ahora el aparato en un baño-maría, cuya temperatura no 
sea inferior á t. 
Hácese subir la temperatura del baño; el termómetro T, T subo á 
P, el higrómetro baja á b ; y el estado higrométrico que corresponde 
á este punto será F : f\ en que f es la tensión del vapor á la tempe- 
ratura i'. 
Y continuando de este modo, podemos hacer pasar la aguja del 
higrómetro por c, d, e ; entre tanto el termómetro ascenderá 
marcando sucesivamente t" , t'\ f" ; y los estados higrométricos 
correspondientes serán F : f\ F : F I f" 
GRADUACION SIN EL APARATO 
Como se vé el sistema de graduación propuesto está fundado en la 
propiedad que tiene el aire de disolver mayor cantidad de vapor acuo- 
so cuando es mayor su temperatura. 
El sistema es sencillo, hasta el punto de no ser necesario ningún 
aparato para graduar el higrómetro. En efecto, basta disponer de un 
instrumento, cualquiera, que dé el estado higrométrico; verdad es 
que, no disponiendo del aparato que he descrito, se está espuesto á 
inexactitudes. He aquí como se opera cuando no se dispone del apa- 
* rato : 
Si el higrómetro, de que se debe disponer, es de Regnault, se busca 
la temperatura de saturación del aire ambiente, y encerrando de este 
mismo aire en un vaso, en que anteriormente se ha colocado el higró- 
metro á graduar y un termómetro, se opera como lo he indicado al- 
gunas líneas arriba. 
Pero si el higrómetro, que nos hade dar el estado higrométrico del 
aire, no es de Regnault, ó en general, de condensación ; se llegará al 
mismo resultado aunque por un camino algo mas largo. En efecto, te- 
niendo el estado higrométrico y la temperatura puede hallarse la tem- 
peratura á que el aire estaña saturado, ó hallando con mas propiedad 
la temperatura de saturación. Para llegar á ese resultado debe ope- 
rarse del modo siguiente : 
Supongamos hallado, por el psicrómetro, el higrómetro químico ó 
por cualquier sistema, el estado higrométrico ; llamémosle H. 
La temperatura del aire, en ese instante, es T, y la tensión del 
vapor acuoso, á esa temperatuaa, es f, según las tablas. 
