476 
ANALES DE LA SOCIEDAD CIENTÍFICA ARGENTINA 
Ahora observemos que si llamamos F la tensión del vapor á la tem- 
peratura buscada, x; podemos escribir : 
F I f= H de donde F = H f: y como conocemos á H y á f podemos 
hallar F y, por las tablas, la temperatura x. Obtenida esta, se opera 
como he indicado anteriormente. 
La graduación del higrómetro, así obtenida, no alcanza hasta el 
punto de saturación ; pero puede hacerse acercar mucho ; y en cuanto 
á este punto estremo de la escala, se determina por el método ordina- 
rio, pues no ofrece dificultad alguna. 
Al principio, al hablar del modo de operar, he dejado dos puntos 
oscuros : 
Primero he dicho que el aire que debe encerrarse en el vaso debe 
ser muy húmedo. 
Puede haberse observado que, durante la operación propiamente 
dicha, solo se hace subir la temperatura e, d. secar el aire. Ahora 
bien, cuanta mayor es la humedad del aire es mayor la escala que 
puede recorrer la aguja del higrómetro. 
Podria preguntarse ¿por qué no se hace enfriar el aparato? En 
efecto, si así se hiciera, se tendría el aire desde su saturación completa 
hasta el mismo límite inferior que se obtiene solo calentándolo. Pero 
hay una circunstancia que se opone á que se opere de esa manera ; en 
efecto, el aparato, ó mas bien dicho, el vaso en que se encierra el 
higrómetro debe ser, al menos en parte, de vidrio, para poder obser- 
var á su través, el higrómetro y el termómetro internos. Y bien, el 
vidrio tiene propiedades higrométricas líasta cierto punto, ó hablando 
con mas claridad, tiene la propiedad de condensar en rocio el vapor 
de agua que se halla en su contacto siempre que este vapor, esté mas 
caliente que él. Es por esta razón que he dicho (y es el segundo punto 
que tenia que esplicar) que no se debe poner, el aparato en el baño- 
maría, sin asegurarse de que su temperatura no es inferior á la del 
aire interior ; pues, en caso de serlo, habría necesariamente un depó- 
sito de rocío, á espensas del vapor del aire interior. 
Daguin (§ 1155) dice que un globo de vidrio cambia de peso, cuando 
el estado de humedad del aire varía, y coloca el vidrio entre los cuer- 
pos Mgr ométricos. 
Hechas estas advertencias véamos como se opera, con el mismo 
aparato, para obtener el coeficiente de dilatación del cabello ó de la 
cerda que se emplée. 
Para esto observamos que, durante la graduación, hemos obtenido 
muchos estados higrométricos, elijamos el que mas nos convenga. 
Sea que elegimos F *. f", llamémosle M y recordemos que las tensio- 
nes F y f" corresponden á las temperaturas 0 y 0" y además que el 
higrómetro marcaba d. 
Prepárase de nuevo, el aparato, como para hacer una graduación 
