HIGROMETRIA 
177 
enteramente análoga á la anterior, pero cuidando que el aire interior 
se sature á una temperatura mayor ; e, d , que, bajo la misma tempe- 
ratura, sea mas húmedo que el anterior. Llamemos á esta nueva 
temperatura de saturación 6'. La tensión que le corresponde, según 
las tablas, sea F\ 
Ahora débese buscar una temperatura,, cuya tensión (x) dividida 
por F' de M ; e, d , que debemos buscar una temperatura, á la que 
debe' estar el aire, para que su estado higrométrico sea M. 
El poblema es pues hallar x con los datos siguientes : 
M = F ' : x y además M = F : f'" ; luego, podemos escribir : F ' : x = 
¥:f m de donde x = F'f”:¥. 
Obtenida la tensión a?, búscase en las tablas la temperatura que le 
corresponde, llamémosle T. 
Es claro que si se hace subir la temperatura hasta T el estado hi- 
grométrico será igual á M. Ahora, en estas condiciones, obsérvese el 
higrémetro y se vé, por ejemplo, que en vez de marcar d marca a. 
La distancia entre dj a corresponde á la dilatación, en tantos gra- 
dos como los hay entre f" y T ; de donde se puede deducir el coefi- 
ciente de dilatación. Conviene comprobar el coeficiente así hallado 
por medio de operaciones análogas, pues, no seria estraño, que la 
dilatación del cabello ó la cerda, debida á la temperatura, fuera ir- 
regular. 
Indicados los distintos procedimientos para la graduación y el mo B 
do de hallar el coeficiente de dilatación, vamos á ver como el higró- 
ipetro de Saussure ha sido convertido en verdadero higrómetro ; en 
efecto, por este sistema de graduación se puede graduar, uno por uno 
los higrómetros que se deseen y, rigorosamente hablando , esto no es 
necesario, porque empleando un aparato de grandes dimensiones 
pueden colocarse dentro muchos higrómetros á la vez ; se obtiene 
pues, hasta cierto punto, la combar oibilidad de los higrómetros. 
Para que la graduación se haga con mayor exactitud, conviene que, 
dentro del aparato, no haya mas cuerpos higrométricos que aquellos 
que se van á estudiar. El marco en que se fija el higrómetro, y la 
plancheta del termómetro, no deben ser de madera, como en los ins- 
trumentos vulgares. 
En cuanto ála dilatación del marco del higrómetro, es conveniente 
despreciarla, que, si -la del cabello es sobre poco mas ó menos la 
misma, debe ser también despreciada. 
Ahora, graduando con exactitud un higrómetro, de marco metálico; 
corrigiendo la graduación con relación á cierta temperatura; compen- 
sando las dilataciones de la cerda con las de una varilla, y adoptando 
el sistema gráfico, tal vez se habrá conseguido aproximarse á Imper- 
fección de los higrómetros; en efecto, un higrómetro así construido., 
12 
