178 ANALES DE LA SOCIEDAD CIENTÍFICA ARGENTINA 
tal vez respondiera á las cuatro exigencias con que empecé mis con- 
sideraciones. 
Durante todo lo espuesto, no se ha considerado la presión, es ya 
tiempo de tratar de ella, de esplicar el uso del grifo c, y de concluir. 
Mientras se ha graduado, como la temperatura ha sido creciente, 
lo ha sido también la presión ; esta presión se puede calcular por me- 
dio de un manómetro que se coloque en el grifo c, ó simplemente por 
la temperatura, pues, la presión está en relación con la dilatación del 
aire y la tensión del vapor acuoso, y estas dos causas de presión, con 
la temperatura. 
Conocida, por prudencia, ó mas bien, por necesidad, la resistencia 
del aparato, se saca, cuando sea conveniente, por medio del grifo c 
(que á esto especialmente está destinado), cierta cantidad de aire. 
Para esta operación deben tomarse ciertas precauciones, porque, la 
introducción de la menor cantidad de aire o de agua, haría, en cierto 
modo, inexacta la graduación; no la ya obtenida, sino la que en ade‘ 
lante se obtuviera ; para evitar esto puede usarse una vejiga bien 
seca, que no contenga aire : adáptase la vejiga al grifo c y que se abre 
cuando sea conveniente ; y de este modo no hay contacto entre el aire 
interior y esterior ; es pues imposible la introducción de aire ó de 
agua. Para que en adelante se pueda apreciar la presión, debe consi- 
derarse el volúmen y temperatura del aire que se ha sacado, ó, si se 
cree conveniente adaptarse un manómetro. 
Lo saluda á V. con la mayor consideración : 
S. S. S. 
E. T. del V. 
Buenos Aires, Agosto de 1878. 
