JOURNAL DE MICROGRAPHIE. 
67 
des méthodes nouvelles et exactes sont données par lesquelles on peut 
empiriquement assurer chacun des points déterminables de la construction 
du microscope, par exemple : longueur focale de chaque lentille, angle 
d’ouverture, caractère et limitedes fonctions de l’objectif et de l’oculaire. Et, 
de plus, un procédé est décrit qui permet d’examiner, sur les instruments déjà 
construits, chaque faute de définition dans l’image, indiquée par la théorie, 
et par conséquent de déterminer leur excellence relative. Les méthodes 
que l’on recommande communément pour évaluer la correction sphérique 
et chromatique de l’objectif ne sont pas au niveau des exigences actuelles 
de cette question et restent tout à fait insuffisantes pour expliquer le vrai 
caractère des aberrations; car l’effet de ces dernières, tel qu’il est rendu 
visible par ces méthodes, n’est pas dû à des causes élémentaires, mais aux 
résultats combinés de plusieurs causes différentes. Et puisque chaque source 
d’erreur séparée prend une part inégale au résultat, un jugement fondé 
sur celle-là seulement peut, suivant les circonstances, porter tout à fait à 
faux. Le jugement exact d’un objectif bien construit et agissant correcte- 
ment, s’il est basé en entier sur certaines conditions réalisées de son pou- 
voir définissant, peut être établi seulement en analysant chaque aberration 
visible dans ses éléments séparés et en poursuivant chacune des diverses 
sources d’erreur de l’opération. 
Le principe sur lequel est fondé le procédé auquel il a été fait allusion 
plus haut, doit être indiqué ici d’une manière générale. 
Comme test-objet, on emploie une préparation qui présente seulement 
des lignes finement tracées, blanches et noires, alternant l’une avec l’autre 
et situées dans un même plan, afin qu’aucune déviation ne puisse affecter 
les rayons qui la traversent. Une préparation de ce genre, suffisamment 
parfaite pour toutes les recherches pratiques, peut être réalisée en traçant 
des groupes de lignes (larges et fines) avec la machine à diviser sur une 
plaque métallique, d’argent ou d’or, fixée par les procédés connus sur une 
lame de verre et dont l’épaisseur ne dépasse pas une fraction de micro- 
millimètre (1 micro-millimètre = de pouce). Des lamelles de diffé- 
rentes épaisseurs, soigneusement mesurées, sont divisées à leur surface 
inférieure en lignes de ^ à de pouce, et fixées sur un porte-objet de 
verre avec du baume, à côté l’une dé l’autre. Une préparation de ce genre 
sert pour les pouvoirs les plus élevés comme pour les plus faibles. 
L’éclairage doit être tel que la lumière puisse être réfléchie simultanément 
de plusieurs côtés sur l’objet, èt les moyens sont pris pour régulariser à 
volonté la marche d’un pinceau lumineux entrant dans l’angle d’ouverture 
de l’objectif à examiner. 
Le procédé d’examen a pour but de mettre én vue la coopération dé 
chaque zone de l’ouverture, centrale ou périphérique, et encore, én même 
temps, de perméttre de distinguer et de reconnaître lés images que chaque 
zone fournit séparément. Pour cela l’éclairage ést régularisé dé telle sorte 
qué chaque zoné de l’ouverture soit représentée dans l’iïhage formée dans 
le plan focal supérieur par les traces des pinceaux de lumière entrant, et 
