84 
JOURNAL DK MICROGRAPHIE. 
pression de 10 millimètres; nous renverrons pour cette description à la brochure 
détaillée publiée par M Laurent lui même. 
Fig. 11. Coupe du Saceliarimètre Laurent. 
La partie, optique nous présente un intérêt tout particulier. Elle se compose 
de deux tubes O E (fig. 11) et D B, entre lesquels on interpose un troisième tube 
T contenant la dissolution dont on veut mesurer le pouvoir rotatoire. En O est un 
oculaire qui combiné avec l’objectif H forme une lunette de Galilée permettant de 
viser la flamme A à travers la prisme biréfringent analyseur N, la solution T et le 
prisme polariseur P. Le système optique OHE peut tourner autour de son axe 
O E au moyen d’une alidade qui se meut sur le cercle divisé C à l’aide d’un bou- 
ton moleté à pignon (G fig. 10). Les déplacements angulaires de ce système 
sont mesurés à l’aide d’un vernier éclairé par le petit miroir M et visé par la 
loupe L. 
En D est un diaphragme portant une lame de quartz parallèle à l’axe, d’une 
épaisseur d’une demi-longueur d’onde pour les rayons jaunes, et qui ne recouvre 
que la moitié du champ. 
Enfin en B, on peut fixer une lame de bichromate de potasse, qui d’ailleurs 
n’est pas nécessaire, afin d’absorber les rayons violets et bleus de la flamme. 
La disposition optique nouvelle consiste dans le système polariseur. Il est composé 
de 2 parties distinctes : le prisme biréfringent P, qui peut tourner et le 
diaphragme D, qui est fixe, avec sa demi-lame de quartz. 
L’explication suivante du rôle de cette lame mérite un peu d’attention. 
Fig. 12. Fig, 13. Fig. 14. Fig. 15. 
La fig. 12 représente le diaphragme (D. fig. 11) agrandi et tel qu’on le voit dans 
la lunette. La moitié gauche est recouverte par la lame de quartz, dont l’axe est 
