432 JOURNAL DE MICROGRAPHIE. 
Cela Jait, l’instrument est orienté; on serre la vis réglant l’inclinaison sur le 
cercle des latitudes, on enlève la règle et on glisse dans l’axe du mouvement 
la tige du miroir, qui peut y tourner à frottement sans agir sur le mouvement 
d’horlogerie, ce qui permet d’amener le rayon réfléchi dans tous les azimuts. On 
obtient ainsi un rayon horizontal immobile, que l’on peut encore réfléchir sur 
un autre miroir plan, placé à quelque distance et mobile sur son pied, afin de 
diriger le rayon partout où il en est besoin. 
Ajoutons que si l’on ne connaît pas exactement l’heure, on peut encore régler 
l’instrument d’une manière, suffisamment approximative, en l’orientant vers 
midi. On peut encore opérer en orientant d’abord vers 9 heures du matin, puis 
vers 3 heures du soir. A chacune de ces opérations, on trace un trait sur la table avec 
un crayon et le pied de l’instrument servant de règle. Ces deux traits forment 
un angle qu’on divise en deux parties égales, par une bissectrice le long de 
laquelle ou range le pied de l’héliostat. Celui-ci se trouve ainsi orienté pour 
Le mouvement d’hor- 
logerie construit spé- 
cialement pour cet 
usage est extrêmement 
soigné et solide ; il 
possède un échappe- 
ment 5 ancre, et peut 
mouvoir un miroir 
beaucoup plus grand 
que celui qui lui est 
adapté. Un petit ca- 
dran, placé sur le tam- 
bour et divisé en 60 
minutes, sur lequel se 
meut une aiguille des 
minutes, permet de vé- 
rifier la régularité, du 
mouvement . Le cadran 
des heures et la divi- 
sion en jours sur 
l’équerre sont émail- 
lés et, par conséquent, à l’abri des accidents et des intempéries. L’instrument 
peut servir dans des localités situées depuis l’équateur jusqu’à une latitude de 70°. 
L’héliostat est accompagné d’un second miroir sur pied lourd, mobile dans 
une articulation à boule, et le tout est enfermé dans une boîte d’un petit volume 
et d’un facile transport. 
Nous pensons que cet instrument si ingénieux, si facile à régler, si peu coû- 
teux, et en même temps construit avec tant de soin par MM. Hartnack et Praz- 
mowski, répond à un besoin, et qu’il est appelé à rendre les plus grands ser- 
vices dans les salles de cours, les laboratoires, les ateliers de photographie; 
— c’est pourquoi nous avons cru devoir le décrire avec quelques détails. 
D r J. Pelletan. 
Bruxelles. — lmp. et lith. PARENT et C ie . 
Le gérant : E. PROUT. 
Fig. 23. Héliostat d’Hartnack et Prazmowski. 
Règle à double équerre pour l’orientation de l’instrument. — Miroir 
sur pied pour diriger le rayon réfléchi suivant les besoins de 
l’opérateur. 
