JOURNAL DE MICROGRAPHIE. 
469 
de nuit et le Dattier: son amidon ou sa cellulose est d’abord digéré par l’embryont 
qui s’en nourrit ensuite. 
PRISME POLARISATEUR 
DE MM. Hàrtnàck et Pràzmowski. 
Le prisme de Nicol possède des qualités précieuses qui en font assurément le 
meilleur des appareils polarisateurs actuellement connus, qu’on l’emploie soit 
comme analyseur, soit comme polariseur. Formé d’une matière parfaitemen 
incolore, il transmet la lumière sans en altérer la couleur, sans en disperser les 
rayons, et aussi sans l’affaiblir notablement par les deux réflexions partielles 
qu’elle subit sur les faces d’entrée et de sortie. 
Une étude attentive de la marche des rayons dans cet appareil y fait cependan 
reconnaître quelques inconvénients assez grands. Ces inconvénients, que nous 
croyons avoir réussi à faire disparaître, comme on le verra ci-après, résiden» 
premièrement dans la direction suivant laquelle on a coutume de pratiquer la 
coupe du cristal ; deuxièmement, dans la nature de la substance employée jus- 
qu’ici pour réunir ensuite les deux parties. 
On sait, en effet, que le prisme de Nicol n’est 
autre chose qu’un parallélipipède de spath d’Is- 
lande, dont la longueur égale 3,7 fois son épaisseur 
(fig. 28). Ce parallélipipède est scié en deux, sui- 
vant la diagonale AB, qui joint les sommets de ses 
angles obtus. Les plans de section soigneusement 
polis sont ensuite recollés avec du baume de Ca- 
nada. Or, l’indice de réfraction de cette résine 
(1,349) est intermédiaire entre l’indice ordinaire 
du spath (1,658) et le minimum de son indice 
extraordinaire (1,483). 
•L’angle limite pour le rayon ordinaire sur le 
baume du Canada étant 69°, 5, tout rayon réfracté 
ordinairement qui incide sous un angle plus 
oblique subit la réflexion totale. 
Soit le rayon od qui pénètre obliquement à la 
face AC. Il subira en d une réfraction qui lui fera 
prendre la direction df. Supposons qu’il forme 
avec le plan de section AB un angle de 20°, 5 ; ce 
rayon limitera le champ privé de rayons ordi- 
Fig. 28. — Marche des rayons ordinaires"*!! . . . . ,, . 
et extraordinaires dans le piisme de Nicoi.' naires, puisque tous rayons de cette espèce arri- 
vant sous un angle plus considérable subiraient sur la couche du baume une 
réflexion totale. Ainsi, tous les rayons compris entre les directions extrêmes 
od eUA, réfractés ordinairement dans le spath, seront réfléchis en / et forme- 
ront un cône lumineux hfg qui se perdra sur la face noircie CB. Au contraire, 
les rayons extraordinaires, à cause de leur indice inférieur à celui du baume, 
seront transmis à travers la substance collante et viendront s’épanouir à la 
sortie dans l’espace ombré ik. Cependant ce n’est pas le plan de la coupe qui 
limite le champ du côté Ae. Le rayon extraordinaire, à mesure qu’il s’ap- 
proche de ce pian, fait avec l’axe principal du système cristallin du spath des 
angles de plus en plus grands ; son indice diminue, il est vrai, mais n’atteint 
jamais une valeur assez petite pour traverser sous toute incidence la couche 
