238 
JOURNAL DE MICROGRAPHIE. 
prisme et la paroi interne correspondante de la colonne, qui est prismatique 
aussi à l’intérieur, est une lame d’acier incurvée et qui fait ressort pour 
établir toujours un contact parfait et sans ballottement entre le pivot et la 
paroi interne de la colonne. Cette monture à prisme , surtout exécutée dans 
ces conditions, est la meilleure de toutes ; elle constitue une disposition im- 
Fig. 46. — Microscope grand modèle Vérick 
La pièce A est la chambre claire d’Oberhâuser montée sur le microscope. 
% 
portante, car elle empêche les mouvements de latéralité du corps et contri- 
bue d'autant à la conservation du centrage. 
Le diaphragme est composé d’un tube qui entre à frottement dur dans un 
tiroir formé d’une plaque métallique glissant entre deux coulisses latérales 
sous la lame inférieure et fixe de la platine. Ce tube, coiffé de capsules per- 
cées de trous de differents diamètres, peut s’élever ou s’abaisser verticale- 
ment, pour éloigner ou rapprocher à volonté le diaphragme de la prépara- 
tion. On peut l’enlever tout à fait, ou même enlever le tiroir lui-même en le 
tirant latéralement hors de ses coulisses, pour établir l’éclairage oblique. 
C’est à la place de ce tube porte-diaphragme que l’on peut monter un prisme 
polariseur, un condensateur ou les autres appareils de ce genre. Ce système, 
