JOURNAL DE MICROGRAPHIE. 
considérations géologiques que suscite cette élude. Nous sommes, à ce sujet, 
obligé de renvoyer nos lecteurs à l’intéressant mémoire de M. Renard ; l’appli- 
cation du microscope à l’analyse des minéraux esl encore assez récente, en 
France du moins; mais en lisant le travail dont nous venons de faire une analyse 
très-incomplète, on ne peut s’empêcher de penser que cette branche nouvelle de 
la micrographie ne tardera pas à devenir aussi importante et aussi féconde que 
ses aînées. 
D 1 J. P. 
Objectif 1/6 de pouce (duplex) de R. B. Toiles 
Nous avons reçu tout récemment de M. R. -B. Toiles, de Boston, un objectif 
d/6 de pouce (duplex), de 180° d’ouverture, dans l’air. Le nota du célèbre cons- 
tructeur américain est trop universellement connu aujourd’hui pour que nous ne 
croyons pas devoir faire mention ici de ce magnifique instrument, et sinon en 
donner une description complète et technique, ce qui ne serait intéressant que 
pour les opticiens de profession, au moins exposer brièvement les résultats qu’il 
nous a fournis et proclamer notre opinion sur sa valeur. 
Cet objectif est à immersion, mais peut aussi être employé à sec en remontant 
la correction jusque dans le voisinage du zéro de collier. La correction peut 
donner 2 tours 2/3, par un mouvement d’une douceur extrême, mais non trpp 
mou, ce qui lui ferait perdre de sa précision. Le collier est divisé en 12 parties, 
et chaque partie en deux moitiés ; il n’y a d’ailleurs, pas plus que dans les ob- 
jectifs de Powell et Lealand, d’Hartnack et Prazmowski ni de Zeiss,de pièce ver- 
ticale, montant et descendant dans une rainure pour former un index mobile sur 
le tube de la monture, pas de trait Couvert ni Découvert. La correction s’opère par 
le mouvement solidaire des deux dernières lentilles. 
L’objectif est à 4 lentilles ; c’est-à-dire que la lentille frontale est double, d’où 
le nom de duplex donné au système par le constructeur. 
Le travail matériel est parfait et présente un grand cachet de solidité sans 
lourdeur. Le fini de la main-d’œuvre est égal à celui du fameux 1/8 de Powell et 
Lealand ou des plus beaux 1/10 de Hartnack et Prazmowski. 
Quant aux résultats optiques, ils sont superbes, et absolument de nature à 
nous confirmer dans notre opinion sur l’importance d’un grand angle d’ouver- 
ture, même et surtout pour les observations d’histologie. 
Nous avons essayé l’objectif avec la lumière des jours nébuleux qui régnent 
depuis quelque temps à Paris, et avec celle d’une lampe modérateur à huile, et 
encore (faute de temps) sans aucune espèce de condensateur, mais avec un simple 
éclairage central ou oblique ; et nous avons ainsi résolu, avec la plus grande 
facilité, toutes les Diatomées employées ordinairement 'comme test-objets. Nous 
donnerons, dans le prochain numéro, le détail des résultats obtenus sur chacun 
de ces tests, ce que nous n’avons pu faire aujourd’hui faute de temps et d’espace. 
On peut employer des oculaires très-courts, C, D, E,des microscopes anglais', ce 
qui correspond aux 4, 5, 6, de Hartnack, sans nuire sensiblement à la netteté de la 
définition. 
D’ailleurs, nous avons commencé par examiner des préparations histologiques, 
travail dont les résultats nous ont enthousiasmé — et nous nous sommes servi 
dans ce cas de l’objectif à sec. 
La définition obtenue sur toutes ces préparations de diatomées ou autres est 
admirable, l’achromatisme excellent, les images d’une finesse merveilleuse, le 
