88 
JOURNAL DE MICROGRAPHIE. 
Legrand genre Navicula n’occûpe pas moins de 17 planches, et nous ne 
sommes qu’au début. Le genre Campylodiscus, 10 pi. Surirella, 9 pi. Amphora , 
6 pi. Aulacodiscus, 6 pl. Auliscus, 3 pl. Actinopytchus , 2 pl, Cymbella , 2 pL 
Asteromphalus, 1 pl. 
Cela dit, je n’ai plus que les louanges les plus sincères à adresser aux coura- 
geux et savants collaborateurs de ce long et difficile labeur. Ils élèvent un véri- 
table monument à la science des Diatomées, ils nous rendent des services que je 
sais mieux apprécier chaque jour, et ma gratitude serait encore plus vive si la 
splendeur de ces préparations, la netteté et le fini de l’exécution pouvaient inspi- 
rer à quelques-uns de mes compatriotes le goût d’une science si attrayante et ce- 
pendant si généralement inconnue parmi nous. D r Leuduger-Fortmorel. 
Correspondance 
Koekclberg, (Bruxelles 26 janvier 1878. 
À M. le D 1 ' J. Pelletan, directeur du Journal de Micrographie. 
Cher Monsieur, 
Je lis à la page 44 de votre estimable journal, numéro de janvier 1878, une 
application du vernier placé sur le « corps ou tige (limb) du microscope» par 
M. G.-E. Blackham et par M.-J. E. Smith qui se disputent la priorité pour ce sys- 
tème de calcul (voir même numéro p. 43, séance de la Société de microscopie de 
Dunkirk (New-York.) 
Voilà plus de dix ans que je fais application du vernier sur l’instrument que je 
possède. Je l’ai fixé d’un côté sur le limbe, de l’autre sur le tube même du micros- 
cope qui glisse à frottement doux, et à l’aide d’une crémaillère, dans le limbe. Je 
dois dire en effet que l’utilité de ce vernier est réelle : 1° lorsque je désire con- 
naîlre la distance frontale (1) de chacune des combinaisons d’oculaires et d’objec- 
tifs dont je me sers ; 2° pour mesurer facilement et rapidement l’épaisseur du verre 
couvreur ; 3° les objets que j’examine, etc., etc. 
Ma première application est un disque circulaire d’un diamètre de deux cents 
millimètres et divisé en mille degrés. Je le Fixe sur le pignon ou roue de la cré- 
maillère qui sert à éloigner ou rapprocher de l’objet que l’on examine le corps 
de l’instrument. Ici il faut tenir compte d’une différence excessivement minime, 
il est vrai, qui peut exister dans le calcul et qui provient sans conteste du chan- 
gement de direction que l’on fait subir au disque dans les recherches. 
J’ai continué les applications du vernier et je l’ai utilisé au corps même de 
l'instrument que j’ai divisé à cet effet en deux parties. Les deux parties s’emboî- 
tent l’un dans l’autre et sont mises en mouvement à l’aide d’une crémaillère afin 
de connaître la distance exacte qui existe entre l’oculaire et l’objectif. Lorsque je 
désire arriver à une donnée plus minutieuse encore je me sers alors de la vis à 
mouvements lents ou vis de précision, celte vis se trouve munie d’un bouton mo- 
leté et divisé en degrés numérotés, il y a de plus un index qui y marque le degré. 
Voilà les quelques points dont je compte entretenir la Société belge de micros- 
copie dans sa prochaine séance- et dont je m’empresse de vous faire part, 
vous laissant toute liberté d’insérer la présente dans le plus prochain numéro 
de votre journal, si, bien entendu, vous l’en jugez digne. 
Veuillez agréer, cher monsieur, l’assurance de ma parfaite considération. 
L. M.-Bauwens. 
Trésorier de la Société belge de microscopie. 
(1) Voir Pelletan. Le Microscope. 1876, p. 40. 
Bruxelles. — lmp. et lith. PARENT et C ie . 
Le gérant : E. PROUT. 
