458 
JOURNAL DE MICROGRAPHIE. 
en cédant à MM. Seibert et Krafft son établissement bien connu, àWetzlar 
(Saxe-Weimar), a apporté d’Allemagne quelques modifications de formes 
aux modèles américains qui en font, pour ainsi dire, de ses instruments 
des modèles de transition entre les microscopes anglo-américains et ceux 
notre continent. 
Il construit un grand modèle (professional) , un second grand modèle 
{large studenfs microscope) et un grand nombre d’instruments moyens et 
petits. 
Dans tous ces modèles, il a adopté le trépied américain et renoncé au 
pied en fer à cheval ou en tablette, qui est défectueux, en effet, car il n’a de 
stabilité que sur une surface absolument plane si sa face inférieure est 
plane elle-même ; et il n’en a, pour ainsi dire, nulle part, si cette face est 
plus ou moins gauche, ce qui arrive trop souvent. Le trépied, au con- 
traire, trouve à s’établir d'aplomb partout. M. Gundlach a adopté pareille- 
ment (sauf dans un seul modèle), la forme inclinante sur un axe horizontal 
soutenu par deux colonnes, et, le plus souvent, la courbe du bras à la 
Jackson ; enfin, la longueur et la largeur du tube. Il a renoncé, d’autre 
part, aux platines tournant avec le corps de l’instrument selon notre 
système et, en même temps, aux platines à mouvements rectangulaires. 
Dans ses moyens et petits modèles, la platine est une plaque carrée en 
caoutchouc durci, ce qui est très-ingénieux, car cette substance est légère, 
solide et résiste parfaitement aux réactifs. Dans les deux modèles supérieurs 
(fig. 32), la platine est une épaisse lame de glace (ce qui existe aussi dans 
plusieurs modèles de M. Zentmayer et de MM. James Queen et Co., de 
Philadelphie). — Sur cette lame déglacé glisse à la main une barrette 
mobile munie de ressorts en dessous pour s’appliquer à la platine, et 
en-dessus pour pincer le porte-objet. Le mouvement rapide se fait, soit par 
glissement, soit à l’aide d’une crémaillère, et le mouvement lent par 
un système particulier très-simple et très-bon : une vis micrométrique 
agissant sur un levier horizontal, lequel élève ou abaisse le tube entier du 
microscope sans faire varier la distance de l’objectif à l’oculaire, principe 
qui appartient aux microscopes français et allemands. 
De plus, la tige qui supporte le miroir porte une petite sous-platine sur 
laquelle on peut placer un diaphragme ou des instruments d’éclairage. Un 
cercle métallique fixé à la face inférieure de la platine permet d’ailleurs d’y 
fixer par une articulation à baïonnette les divers appareils d’éclairage 
spécialement construits par M. Gundlach, le condenseur achromatique 
hémisphérique à immersion , qui a de l’analogie avec un appareil 
employé dans le même but par M. Toiles, dès 1871 (1) , et avec le conden- 
sateur du D l Abbé, et le projecteur oblique, cône tronqué, en verre, qui 
projette sous l’objet des rayons obliques en supprimant l’épaisseur de la 
platine. 
La tige qui porte le miroir n’est pas articulée, mars elle oscille, comme 
[1) Monthly Microscopical Journal , nov. 1871. 
