JOURNAL DE MICROGRAPHIE. 
217 
conséquent au-dessus du miroir, reste, en un mot, sur l’axe de rotation de 
ce miroir et au centre même du mouvement de ce dernier ; seulement, 
dans cette position, il peut être éclairé avec une lumière aussi oblique 
qu’on veut et jusqu’à 90°. 
Nous connaissons au « Centennial » de M. Zentmayer trois platines : 
l’une est son ancienne platine inventée par lui en 1859, et que avons 
déjà décrite (1) ; elle est carrée, munie de mouvements mécaniques 
rectangulaires et diagonaux, avec échelles divisées et munies de vernier 
pour mesurer ces mouvements, plaque-tournante à bords gradués avec 
index fixe à vernier. Elle a 11 centimètres de côté, et 15 millimètres 
d’épaisseur. 
La seconde platine, circulaire, plus large encore, est celle qui porte la 
barrette mobile en glace, maintenue par une pointe d’ivoire, inventée en 
1862 par M. Zentmayer, et tant de fois copiée ou imitée depuis (2). La pla- 
que supérieure est à rotation avec une division sur argent, qui passe 
devant un index à vernier placé en avant. L’épaisseur de cette platine 
(p. 157) est de 15 millimètres et son diamètre de 14 centimètres. 
Enfin, la troisième platine ( diatom-stage ), platine à diatomées, est ronde 
aussi et beaucoup plus petite, car elle n’a que 64 millimètres de diamètre ; 
et quoiqu’elle porte une plaque à rotation et même un chariot mobile dans 
des coulisses, elle n’a que 5 millimètres d’épaisseur à la circonférence et 
8/10 de millimètre au centre. Malgré cette faible épaisseur et à cause 
même de sa petitesse, cette platine est excessivement solide. 
Ajoutons que toutes ces platines, une fois mises en place, sont d’une 
stabilité extrême, car les pièces qui les soutiennent sont très-épaisses et la 
broche qui les fixe au corps de l’instrument est une tige de laiton conique qui 
n’a pas moins de 6 centimètres de long sur 13 millimètres de diamètre à 
la base. — Cette platine, une fois en place, peut être centrée à l’aide de deux 
systèmes de vis en acier, à tête forée, et que l’on tourne avec une petite 
clef. Ce système est moins sujet aux dérangements accidentels que les vis 
à tête moletée, et d’ailleurs les mouvements, les joints et les articulations 
de toutes les pièces sont tellement exacts et précis qu’une platine, après 
avoir été centrée, peut être enlevée, changée, puis remise en place, et 
même retournée, sans que son centrage ait été altéré. 
Enfin, il est utile d’ajouter un détail : Nous avons dit que le point focal 
est le centre du mouvement du miroir et de la sous-platine, or ce point 
n’est pas exactement placé sur le plan supérieur de la platine, mais un peu 
au-dessus, sur le porte-objet dont l’épaisseur est variable. C’est, réelle- 
ment, en effet, un point situé sur l’axe optique, à un peu plus d’un milli- 
mètre au-dessus du plan de la platine que M. Zentmayer a pris pour point 
central des mouvements de son instrument, et tout le monde a sous la main 
des slicles ou porte-objets de cette épaisseur. 
(1) Voir Journal de Micrographie, 1878 p. 153. 
(2) Journal de Hier ., 1878, p. 154. 
