JOURNAL DE MICROGRAPHIE. 
225 
sans conteste, du changement de direction que l’on fait subir au disque* 
ce qui ne se rencontre pas dans le vernier appliqué sur la tige. Le jeu du 
pignon ne peut être évité, car même dans les chronomètres les plus par- 
faits et les mieux soignés dont on se sert dans les observatoires, j’ai pu me 
convaincre que là, également, il existe du jeu; cela est nécessaire pour con- 
server la marche la plus régulière possible. 
Le disque en. cuivre que j’emploie porte mille divisions. 
J’ai préféré une disposition décimale, et à l’aide du tableau ci-dessous 
et du vernier, je puis arriver à toutes les données possibles des divisions 
du cercle ; 1,000 divisions du cercle équivalent à 360°. 
1000 divisions ou 360 degrés. 
100 
36 
10 
3.60 
9 
3.24 
8 
2.88 
7 
2.52 
6 
2.16 
5 
1.80 
4 
1.44 
3 
1.08 
2 
0.72 
1 
0.36 
0.1 
0.036 
0.01 
0.0036 
En continuant les applications du vernier au microscope, je l’ai utilisé 
entre autres au corps même de l’instrument, que j’ai divisé à cet effet en 
deux, afin de connaître la distance exacte entre l’oculaire et l’objectif. Les 
deux parties s’emboîtent l’une dans l’autre, et sont mises en mouvement à 
l’aide d’un pignon. L’une des deux parties est munie du vernier, l’autre 
possède l’échelle. Lorsque je désire arriver à une donnée plus préciser 
encore, je me sers ensuite de lavis à mouvement lent ou de précision. 
Cette vis est munie d’un bouton moletté, divisé lui-même en degrés numé- 
rotés ; il y a de plus un index qui marque les degrés. 
Je donnerai sous peu communication d’une nouvelle vis à mouvement 
lent et régulier avec application du vernier. 
Pour utiliser le cercle gradué, il faut que le microscope soit à crémail- 
lère : il suffit de placer sur le pignon, une pièce à pivot qui maintienne le 
disque ou cercledivisé, et permette ainsi de mesurer l’épaisseur des objets 
que l’on désire observer. 
La planche t fait voir la disposition que j’ai adoptée pour l’application, 
au microscope, du vernier et du cercle divisé. 
L.-M. Bauwens, 
Trésorier de la Société belge de Microscopie. 
