JOURNAL DE MICROGRAPHIE. 
283 
oculaires de semblable pouvoir. Ils ne sont pas nouveaux, cependant (1), car 
M. Toiles les construit ainsi depuis des années. 
Il me reste à décrire un appareil qui, bien que pas nouveau, a été peu employé et 
acquiert une importance spéciale à raison de la révolution que l’appareil 
éclairant peut exécuter autour de l’objet comme centre. Il consiste en une lentille 
presque hémisphérique fixée dans une monture en cuivre qui se visse à la partie 
inférieure de la platine. Quand elle est en place, le côté plan de cette lentille est 
appliqué contre la face inférieure du porte-objet auquel il peut être optiquement 
réuni par une goutte d’eau ou mieux de glycérine. Ce qui manque à la lentille pour 
être exactement une demi-sphère est tel que, quand elle est en place, l’objet se 
trouve situé au centre de sa courbure; la vis de la monture permet de l’ajuster 
suivant l’épaisseur du porte-objet. — Sous la lentille glisse une plaque munie 
d’ouvertures permettant d’admettre seulement tel rayon que l’on veut. Comme le 
centre de cette lentille correspond à la position de l’objet, il est évident que tout 
rayon qui la traverse pour arriver à l’objet suit la direction d’un rayon de la sphère 
et éprouve ainsi une réfraction infiniment petite à travers la mince couche de 
glycérine et le porte-objet; de sorte qu’avec le miroir, le point lumineux, ou le 
rayon incident placé à 41° de l’axe, on obtient lemême effet qu’avec le rayon le plus 
oblique qui puisse entrer de l’air dans le mince porte-objet, l’angle d’éclairage et 
l’angle intérieur ou angle du verre étant égaux. — Mais, de plus, quand un objectif 
de plus de 82° dans le baume ou dans le verre (ce qui est infiniment près 
de 180° dans l’air) est placé au-dessus de la préparation et lui est uni par de la 
glycérine ou du baume, un angle interne de plus de 82° peut être utilisé avec un 
excellent effet dans la résolution des tests très-difficiles montés dans le baume, 
tels que XAmphipleura pellucida, Kg. (N° 20 de la Probe-platte de Môller), résolu- 
tion que donne facilement le 1/6 duplex de Toiles, dans ces conditions. Avec les 
objets montés à sec, ou les objectifs à sec, on obtient un splendide éclairage 
sur champ noir à l’aide de ce procédé. Cet appareil hémisphérique d’éclairage est 
maintenant désigné par M. Toiles sous le nom de « traverse-lens » et a été décrit 
pour la première fois, par lui, dans le Monthly Microscopical Journal de juillet 
1874, p. 36, puis dans le même journal en novembre 1871 et en mars 1872 (2). 
M. Toiles m’a aussi fourni une combinaison de lentilles qui, placée dans le 
porte-accessoires et employée en même temps que la lentille hémisphérique ou 
traverse-lens , donne les effets chromatiques particuliers du reflex-illumnator de 
Wenham avec cet avantage qu’elle permet à l’opérateur de les produire sous un 
angle d’obliquité désiré. L’opérateur a ainsi la faculté d’obtenir un pinceau d’une 
couleur voulue ainsi que le degré d’obliquité (3). 
On voit d’après cela, que ce stand, tout en utilisant beaucoup des anciennes 
dispositions, en possède quelques nouvelles; et de la combinaison des unes et des 
autres, il résulte un instrument d’un caractère essentiellement nouveau qui, en 
même temps qu’il permet l’usage de ses propres oculaires et objectifs comme con- 
denseurs, l’emploi d’un autre genre de sous-platine et d’appareils d’éclairage, 
donne la possibilité de mesurer l’obliquité du pinceau éclairant, la distance fron- 
tale des objectifs et leur angle d'ouverture soit à sec, soit à immersion, et de 
calculer l’angle des cristaux ; de plus, il permet d’utiliser des rayons d’une plus 
(1) Patentés le 23 septembre 1875. 
(2) M. Ern. Gundlach a décrit un appareil analogue dans X American Journal of Micros - 
copy d’avril 1877 sous le titre de « Un Nouveau Condenseur achromatique. » G.-E. B. 
(3) La lumière des lampes donne les rayons rouges avec intensité, les bleus beaucoup plus 
faiblement mais encore sensiblement. Le pinceau est divisé longitudinalement ainsi que ses 
effets. G.-E. B. 
