330 
JOURNAL DE MICROGRAPHIE. 
ration, et par la méthode ordinaire d’extinction, et parla méthode que j’indique; 
cela se fait très-facilement puisqu’il suffit de placer dans le microscope soit un 
oculaire ordinaire, soit un oculaire à quartz ; il sera même toujours bon d’em- 
ployer les deux méthodes successivement, et de s’assurer si les résultats obtenus 
sont bien concordants. 
Enfin, je suis arrivé très-simplement à pouvoir observer avec le microscope 
ordinaire les phénomènes que présentent les cristaux dans la lumière polarisée 
convergente : (croix, anneaux, hyperboles, lemniscates, etc). Il suffit de placer 
au-dessus de l’objectif du microscope une lentille achromatique d’environ 3 cen- 
tim. 1/2 de foyer, et de mettre deux lentilles à très-court foyer dites 1/2 boules 
au-dessus du Nicol inférieur, de façon à amener sur la préparation un faisceau 
de rayons lumineux polarisés très-convergents. 
La lentille achromatique doit pouvoir facilement s’enlever ou se placer au- 
dessus de l’objectif, à une distance un peu supérieure h 3 centimètres 1/2 de la 
lentille supérieure de cet objectif, de façon que son axe optique coïncide 
avec celui du microscope ; elle repose sur un support muni d’un pas de vis ou 
d’une crémaillère qui permet de l’élever ou de l’abaisser à volonté d’une 
petite quantité, de façon à pouvoir mettre au point; la distance de la lentille à 
l’objectif devant varier suivant l’objectif employé. Celui qui convient le mieux 
pour la plupart des cas est le n° 3 de Nachet. L’oculaire peut être quelconque 
et l’on peut ainsi obtenir des grossissements variables, tout en gardant le même 
objectif. 
Dans ces conditions, l’appareil permet d’examiner tous les phénomènes 
optiques que présentent les cristaux dans la lumière convergente, et il suffit 
d’enlever la lentille qui est placée au-dessus de l’objectif pour rentrer dans les 
conditions ordinaires du microscope, c’est-à-dire pour voir la préparation en 
lumière parallèle. 
Si, par exemple, on aperçoit dans une préparation une croix ou une branche 
d’hyperbole, il suffit d’enlever la lentille additionnelle pour voir exactement et 
avec un fort grossissement quelle est la partie de la préparation qui donne le 
phénomène que l’on a observé. Cette méthode peut rendre des services, surtout 
pour l’étude des macles, des groupements, des mélanges de plusieurs cristaux 
dont on ne peut obtenir que des préparations de très-peu d’étendue. 
Em. Bertrand. 
Le 23 mai, après l’impression de cette note, j’ai reçu de M. A. von Lasaulx un extrait du 
Neues Jahrbuch für Minéralogie dans lequel il est question de l’usage du microscope comme 
appareil de polarisation en lumière convergente. Ce travail porte la date du 7 mars, mais 
comme je n’en avais pas connaissance le 9 mai, lorsque j’ai décrit mon microscope à la 
séance de la Société Minéralogique, je n’ai pu en parler à cette séance (1). 
Un nouveau champ d’études pour le microscoplsie (2). 
(Suite). 
Alors doucement, presque imperceptiblement, les atomes captifs, qu’ils soient 
vivants ou morts, sont emportés par le courant circulatoire de la substance du 
collet jusqu’à ce qu’atteignant le fond de la base de cet organe, comme je l’ai 
décrit, ils soient engloutis dans la substance sarcodique du corps de la monade 
(1) Bulletins de la Société Minéralogique de France 1878, n° 2. 
(2) Voir Journal de Micrographie , t. II, p. 273. 
