476 
JOURNAL DE MICROGRAPHIE. 
tion à celui de l’huile de cèdre, en y ajoutant une petite quantité d’huile 
d’olives. 
Pour contrôler si les liquides que l’on emploie ont l’indice de réfraction voulu, 
M. Zeiss joint à l’objectif un flacon destiné à le vérifier. 
Dans ce flacon, deux côtés opposés ont été remplacés par des glaces parallèles 
et le bouchon de verre qui se prolonge intérieurement dans le flacon se termine 
par un prisme de crown. \ 
Pour se servir de ce petit appareil, on le remplit du liquide à essayer et l’on 
regarde la barre transversale d’une fenêtre ; il faut que cette barre, vue en même 
temps à travers le prisme et à travers l’huile, n’apparaisse pas sensiblement dé- 
viée (à sa sortie du prisme) et que les bords ne montrent qu’une légère colora- 
tion. Tout liquide qui remplit ces conditions donnera de bons résultats avec 
l’objectif, tels sont le mélange ci-dessus mentionné et les essences de cèdre, de 
copahu et de santal. 
L’usage de ces essences a cependant un petit inconvénient; elles dissolvent à 
la longue le baume du Canada et les vernis au bitume dont on se sert pour clore 
• les cellules. 
On peut se mettre à l’abri de ce petit inconvénient en donnant une couche 
d’une solution alcoolique de gomme-laque par dessus le vernis ordinaire. 
Cet objectif est une combinaison à quatre lentilles, l’ajustement de ces lentilles 
doit, paraît-il, se faire avec une précision excessive, aussi M. Zeiss recommande- 
t-il formellement de ne pas les dévisser, la moindre poussière qui s’engagerait 
dans le pas de vis des montures suffirait pour mettre obstacle à la production des 
admirables effets que l’appareil réalise et que nous ne pouvons assez vanter, car, 
certainement l’objectif dépasse beaucoup en puissance résolvante les meilleurs 
objectifs à immersion dans l’eau que je connais actuellement. 
P. S. Les lignes précédentes étaient imprimées lorsque j’ai reçu la livraison 
de mai des Annales de la Société royale de microscopie de Londres . M. A. Schultze 
y recommande, pour la résolution des stries très difficiles, l’emploi du reflex 
condenser de Wenham, relié à la préparation par quelques gouttes de ricin. Par 
l’emploi de ce procédé, j’ai immédiatement, à l’aide du l/8 e de Zeiss, obtenu la 
résolution de YAmphipleura, dans le baume, tant sous l’apparence de stries que 
sous la forme de perles. 
D r Henri Van Heurck, 
Directeur du jardin Botanique d’Anvers. 
LE CABINET DE MISCROSCOPI E 
de M. Edm. Wheeler. 
Nous avons plusieurs fois parlé dans ce journal des préparations microsco- 
piques de M. Edm. Wheeler, de Londres ; nous voulons revenir aujourd’hui avec 
un peu plus de détails sur ce sujet. 
C’est qu’en effet M. Wheeler possède l’un des cabinets de microscopie les 
plus curieux et les plus complets de l’Europe. Quant à la manière dont les 
préparations sont exécutées, nous pensons que tous nos lecteurs la connaissent ; 
tout le monde a pu, d’ailleurs, l’apprécier à l’Exposition qui vient de fermer, et à 
laquelle M. Edm. Wheeler avait envoyé une série de collections des plus 
remarquables : Diatomées, (le plus souvent disposées par groupes symétriques 
dans la préparation), pièces botaniques, histologiques comprenant l’anatomie 
