502 
JOURNAL DE MICROGRAPHIE. 
Cette platine, qui peut être centrée sous un objectif du plus haut pou- 
voir, à l’aide d’un système de vis analogue à celui que nous avons décrit 
dans le grand Stand Al, peut aussi être retournée sens dessus dessous, de, 
manière que l’objet, maintenu en place par les ressorts transversaux 
qui serrent la préparation, vient se placer sous la platine, dont l’épais- 
seur est ainsi supprimée. L’objet peut donc, ainsi que nous l’avons expli- 
qué à propos des platines « réversibles » de M. J. Zentmayer, être éclairé 
avec un rayon aussi oblique qu’on le veut, absolument rasant même, c’est- 
à-dire incliné à 90° sur Taxe optique. Cette platine est, en effet, montée 
sur le corps du microscope à l’aide d’une forte broche conique, à qui l’on 
peut faire faire toutes les révolutions possibles autour de son axe. 
L’épaisseur de la platine est, d’ailleurs, assez faible, notamment à la 
circonférence de son ouverture centrale, pour que l’on puisse utiliser un 
rayon formant un angle de 73° avec l’axe optique sous la platine, c’est- 
à-dire admettre, pour éclairer l'objet, un cône lumineux ayant un angle au 
sommet de 146°. 
Le système de la sous-platine et du miroir est, d’ailleurs, le même que 
sur le grand modèle Al, c’est-à-dire que ces deux pièces sont portées cha- 
cune sur une tige distincte, situées l’une devant l’autre. Toutes les deux 
tournent autour d’un même axe passant par l’objet, quand on le prolonge 
sur la platine. Cet axe, quand le microscope est incliné jusqu’à l’horizon- 
tale, vient se confondre avec l’axe vertical autour duquel tourne l’instru- 
ment sur la plate-forme divisée de son pied. Quand la platine est retournée 
sens dessus dessous, l’objet se trouve toujours sur l’axe de rotation du mi- 
roir et de la sous-platine. 
Sous-platine et miroir peuvent, indépendamment l’un de l’autre, être 
amenés au-dessus de la platine, et l’angle de leur mouvement est toujours 
mesuré sur deux cercles divisés dont on aperçoit la tranche et la division 
sur la figure représentant la projection horizontale de la platine. 
De même que dans le grand modèle, on peut à volonté rendre la sous- 
platine et le miroir solidaires à l’aide de la vis S qui, traversant les tiges 
de ces deux pièces, les fixe l’une à l’autre. 
Le miroir est, d’ailleurs, porté sur un bras à double articulation, et la 
sous-platine, munie d’un « iris : diaphragme » et d’un pas de vis permet- 
tant d’y adapter les objectifs en guise de condensateur, est mobile sur sa 
tige, à l’aide d’une crémaillère et d’un pignon qui la rapprochent ou l’éloi- 
gnent à volonté de la platine. On peut, du reste, la centrer à l’aide d’un sys- 
tème de vis opposées. 
Nous n’avons pas besoin d’insister davantage sur la description de ce bel 
et commode instrument, dont tous nos lecteurs doivent maintenant com- 
prendre facilement les dispositions. 
M. W.-H. Bulloch construit encore plusieurs beaux modèles, mais qui 
n’ont rien de particulier et se rapprochent beaucoup, dans leurs formes 
générales et leur disposition, des modèles de MM. J. Zentmayer, James 
Queen, ou même de MM. R. et J, Beck, de Londres, mais qui ne présen- 
