( 327 ) 
als benaderiug iu een rond getal m'^ — 6 aaunemen; het- 
geen nu beduidt, dat voör elken millimeter van den oin- 
trek van den steel des Areometers. 6 inilligrammen aanhau- 
gencT water kan gerekend worden. 
Das komt cm'^ =6. n. d = 18,8. d, als d de middel- 
lijn of dikte van den steel is. 
Voor den Areometer van 0 tot 8® is d = 4.8 ä 5 mm. 
Voor dien van 8 tot 30° is d = 6.7 ä 7 // 
Dus komt voor den eersten Areometer : 
Corr. x' voor de Capillariteit = 4* 0.94 X 
en voor den tweeden Areometer, 
Corr. x' voor de Capillariteit = X « mgr* 
Het is, in den eersten opslag, opvallend, dat, niettegen- 
staande het aanhangende water den Areometer dieper zin- 
ken doet, dan zonder dit het geval zoude wezen, toch nog 
aan de gewigten x' iets ioegevoed moet worden. — De 
reden hiervan is, dat tot eenheid van volumen (V^) eene 
grootheid genomen is grooter dan zonder de Capillaire 
werking het geval zoude geweest zijn. De graden der 
schaal moeten dus ook iets grooter zijn, dan zonder de 
Capillariteit. 
De formule (5) kan toegepast worden bij het onder- 
zoek van eenen Areometer, nadat hij gemaakt is, indien 
men hem daartoe met gewigten x' bezwaart, en de inzinking, 
in eene vloeistof van bekende digtheid waarneemt. — In- 
dien de verzwarende gewigten onder de vloeistof dompe- 
len, dan moet, zoo als van zelf spreekt, de vermindering 
iu gewigt in aanmerking genomen worden. 
Gesteld dat de Verificatie in zuiver water van nabij 
15° temperatuur geschiedt, dan is nogmaals 1 — D" een 
klein getal, en voorts dus is: 
100 , /or- \ 
« = p. (1-pm"^) 4- l_D"j, 
22 * 
