f ) 
Alzoo heeft men ; 
ie Areometer 
Areometer 
= 0 
Corr. D. voor 
deCapill. = — 0,0011.4 
n — 5 
// fr ff 
ft 
„ = — 0,0011.4 
n — 10 
ft ff ft 
ft 
'/ = — 0,0011.3 
« = 10 
ft ff ff 
ft 
,/ = — 0,0017.0 
w = J 5 
ft ff ft 
ff 
/, =—0,0016.9 
n — 20 
ft ff ft 
ff 
= — 0,0016.7 
n — 25 
ff ff ft 
ft 
// = — 0,0016,5 
n — 30 
ft ft ft 
ff 
V = — 0,0016.3 
l^e corr. voor de capillariteit is, voor denzelfden areo- 
meter dus bijna standvastig tusschen de grenzen der waar- 
neming. De corr. voor de luchtdrukking is van een tegeu- 
gesteld teeken ; zij verrainderd dus het bedrag der correc- 
tien, met het volgend beloop 
Corr. voor 
de Luchtdrakking. 
0 . 
0 
5 . 
• • + 
0,000.06 
10 . 
• . + 
0,000.12 
15 . 
. . + 
0,000.17 
20 . 
. . + 
0,000.22 
25 . 
. .* + 
0,000.26 
30 . 
• f + 
0,000.30 
De beide correctien te zamen’ voor de capillariteit en 
luchtdrukking voor den in water geverifieerden, en in al- 
cohol of tnengsels van water en alcohol gehruikten areo- 
meter is dus 
Eerste Areometer. Tweede Areometer. 
n— 0 Corr D. 
.-0,00....^ 
j M=10 Corr. D = 
— 0,00158 
n ■— .5 H // . 
. — 0,00108 1 
> 7j=15 
ff 
ft = 
— 0,00152 
w=10 // // . 
.— 0,00102 
o 
II 
s 
'// 
ff = 
— 0,00145 
w=25 
ff 
ff = 
— 0,00139 
«=30 
ff 
ff = 
— 0,00133 
