( 343 ) 
ten genomen worden; hetgeeu op dezelfde manier, als de 
hier beschrevene kan gedaan worden. Het is evenwel dui- 
delijk, dat dit alleen dan eenig nut kan hebben — al- 
thans ZOO komt het mij voor — wanneer er sprake is van 
eenen vochtweger die tot standaard besterad is; terwijlvoor 
gewoon gebruik het toepassen eener kleine corr. zeker vol- 
doende kan geacht worden. Volgens het door mij gevon- 
den Resultaat van m'* en voor w'ater en jenever, door 
de beide gebruikte areometerbuizen, zoude de corr. zelf klei- 
ner nog zijn dan de hierboven, pag. 332 of 335 berekende. 
Het is ligt te zien dat de manier van wegen van een 
ligchaam voor de helft, of meer of minder dan de helft, 
in eene vloeistof hangend, en daarna omgekeerd, met de 
andere helft, of evenveel minder of meer dan deze helft 
in de vloeistof, zieh ook laat toepassen om de capillaire 
werking b. v. van metalen te bepaleu. Alleen moet men 
zorgen, dat geene verdeelstrepeu of andere ongelijkheden 
der oppervlakte in den kring der capillaire werking körnen, 
maar of geheel onder of geheel buiten de vloeistof blijten. 
Voor het vervaardigen, of liever het verdeeleu der scha- 
len van Areometers, door hen, met verschillende verzwarin- 
ringeu, te laten drijveu in zuiver water, en de puuten van 
inzinking w'aar te nemen, ga men alzoo dus te werk : 
Vooraf, indieu de verdeeling zeer naauwkeurig zijn zal, 
moet de waarde van m'- door proefneming bepaald zijn; 
of, ZOO men het voldoende acht, men neme, volgens eene 
uiiddelwoordem'^ = 6. — Men weegt den Areometer uaauw- - 
keurig op de gewone wijze in de lucht; dit geeft G'. 
Men zoekt, voor de temperatuur des waters de digtheid 
D, waarbij de digtheid van water vau 15° C, als 
eeuheid genomfen wordt. — Men berekent D'' en vervol- 
gens voor elke verdeeling n die men door proefneming 
wil vinden, de waarde van a;' door toepassing der form. (7), . 
23 * 
