( 344 ) 
x' is het gewigt dat in of aan den Areometer moet ge- 
daan worden, otn hem tot de vooraf bepaalde verdeeling 
n te doen iuzinken. — Indien x' aan den Areometer in 
het water gehangen wordt, dan moet x' natuurlijk iets 
zwaarder genomen w'orden, te weten x' 
ln de berekening van D" is de Corr. voor de lucht- ’ 
drukking — (1 — D) d, en die voor de uitzetting van het 
glas -t- a t, begrepen. De Corr. voor de Capillariteit is 
n ^ n 
-4 c. = TT d m."‘ . De voornaamste waarde vän 
^iOO 100 
x' is D''G'- — met *de kleine verbetering — (1 — D")G’. 
De aflezingen geschieden, zoo als bekend is, door te 
zien onder längs de oppervlakte van het water, door de 
wanden van het glas heen, waarin de Areometer' drijft. 
De Areometer-schaal op deze wijze vervaardigd zijnde, 
vindt men, bij het gebruik van het werktuig, de digtheid 
D der vloeistof waarin men het laat drijven door toepas- 
sing der form. (10). Streng genomen moet hiertoe ook 
vooraf, weder door proefneming, de bijzondere waarde van 
voor den Areometer en de te onderzoeken vloeistof, 
gevonden zijn. Als middel waarde kan =3 worden aan- 
genomen, voor alcoholische vloeistolfeu ; en voor de Neder- 
landsche vochtwegers de Corr. pag. 382 worden toege- 
past, waarna nog de Corr — a < A voor de uitzetting 
van het glas moet aangebragt worden. 
Indien bij de vervaardiging van de ^chaal des Areo- 
meters de Corr. van de gewigten x‘ voor de Capillariteit 
is verwaarloosd , dan heeft men bij het gebruik de form. 
(11) toe te passen, of, als middelwaarden, de gefallen van 
pag. 335, nevens de Corr. — a t ^ voor de uitzetting 
van het glas. 
